- ma ‚ 
serer Genauigkeit abmessen und nach einer statigefundenen Aenderung wieder her- 
stellen, als bei den Letztern. Endlich und hauptsächlich ist der Einfluss zufälliger 
Unregelmässigkeiten in der Construction bei den Erstern geringer und weniger schäd- 
lich; z. B. der Einfluss nicht vollkommen gleicher Höhe zweier gleichnamiger Fa- 
denendpunkte über dem Horizonte oder nicht vollkommen gleichen Abstandes der 
Fäden von der Vertikalaxe u. s. w., sowie nicht vollkommener Festhaltung der Gleich- 
oewichtslage eines Fadens, oder mit andern Worten nicht vollkommener Vermeidung 
der Torsion eines Fadens, bei seiner Anknüpfung ($. 259). 
240. Wenn der aufgehängte Körper, wie dies immer der Fall ist, aus mehrern 
Theilen besteht, z. B. einem Bügel in welchen ein Magnetstab gelegt wird. dem 
Spiegel u. s. w., so müssen diese Theile fest unter sich verbunden sein, eine Ver- 
änderung ihrer gegenseitigen Lage würde ja das Trägheitsmoment des aufgehängten 
Körpers, oder auch das Drehungsmoment der ablenkenden Kräfte ändern; auch hat 
(die Erfahrung beim Unifilarmagnetometer gezeigt, dass ein Mangel in der festen Ver- 
bindung der Theile des schwingenden Apparates unter einander immer eine schnelle 
unregelmässige Abnahme der Schwingungsbögen zur Folge hat (Gauss in Result. i. 
J. 1537 S. 70); und dasselbe wird, wie einleuchtend ist, beim Bifilarapparate gelten. 
Die symmetrische Anordnung des aufgehängten Körpers, so wie der Fäden, gegen 
die Axe muss möglichst vollständig erreicht werden; wenn ein einzelner Theil des 
Körpers, z. B. der Spiegel, im Verhältnisse zu den andern Theilen nicht unbeträcht- 
lich ist, so wird die Symmetrie durch einen ihm ähnlichen Gegenstand von gleichem 
(sewichte auf der andern Seite der Axe hergestellt (hievon ein Beispiel im $. 345). 
Man wird namentlich immer dafür sorgen, dass die Copula, d. h. die durch die 
untern Fadenendpunkte gedachte gerade Linie, horizontal sei. 
241. Die Ablesung der Ablenkungs- und der Schwingungswinkel kann auf zwei- 
erlei Art geschehen: entweder mittelst eines Index an einem horizontalen getheilten 
Kreise; oder mittelst der Beobachtung des Bildes einer horizontalen Scale in einem an 
dem aufgehängten Körper angebrachten Spiegel, durch ein Fernrohr. Die erstere 
Weise dient, weil der getheilte Kreis nicht sehr gross gemacht werden kann, nur 
für weniger genaue Untersuchungen. Bei der letztern Weise ist bekanntlich der In- 
dex durch refleetirte Lichtstrahlen ersetzt. und der ideelle getheilte Kreis von einer 
ausnehmenden Grösse, indem sein Halbmesser annähernd gleich der doppelten Ent- 
[ernung der Scale von dem Spiegel ist, und diese Entfernung immer sehr gross ge- 
macht werden kann. 
