s — WM — 
Wir werden nur die letztere Einrichtung ins Auge fassen, weil die erstere so 
einfach ist, dass sie nicht besonders besprochen zu werden braucht; und da besagte 
letztere dieselbe ist wie beim Unifilarmagnetometer , so begnügen wir uns im Fol- 
senden ihre Hauptzüge in die Erinnerung zurück zu rufen und verweisen in Bezie- 
hung auf grösseres Detail auf Result. i. J. 1836, Abhdl. 1. 
242. Der Spiegel ist vertikal und in der Gleichgewichtslage des Apparates pa- 
rallel mit der Scale, die Längenrichtung der Scale ist horizontal, ihre Theilstriche 
stehen vertikal; das Fernrohr ist gegen die Mitte des Spiegels gerichtet, seine op- 
tische Axe liegt mit der Drehungsaxe des Apparates in einer Vertikalebene, welche 
gegen die Ebene des Spiegels in der Gleichgewichtslage und gegen die Ebene der 
Scale rechtwinklig ist, und die Längen beider halbirt. Die Mitte der Höhe der Scale 
steht so weit über oder unter der durch die Mitte des Spiegels gedachten Horizon- 
talebene, als die Mitte des Objectivs des Fernrohrs unter oder über derselben Horizon- 
talebene steht, und das Fernrohr wird daher um einen entsprechenden Winkel auf- 
wärts oder abwärts gegen den Horizont geneigt (Fig. 55: f Fernrohr, qq Scale, s Spiegel). 
243. Die Scale, deren Ebene vertikal über oder unter der Mitte des Objectivs 
des Fernrohrs steht, wird wenigstens einen Meter lang gemacht, und am besten in 
Millimeter getheilt, und zwar in fortlaufenden Zahlen, so dass der Nullpunkt nicht in 
der Mitte, sondern am Anfange steht. Die Millimeter bilden sehr kleine, aber noclı sehr 
gut unterscheidbare Abstände ; ein geübtes Auge kann noch Zehntel derselben schätzen. 
Der Stand der Scale oder kurzweg der Stand ist diejenige Abtheilung des Spie- 
selbildes der Scale, welche im Vertikalfaden des Fernrohrs erscheint. 
Ueber die Reduction der Scalentheile auf Bögen s. $$. 270 fe. 
244. Das mit Fadenkreuz oder bloss vertikalem Spinnefaden versehene Fernrohr 
braucht nur in vertikaler Ebene drehbar zu sein. Es muss möglichst fest aufgesteilt 
werden. z. B. auf einem steinernen, fest fundamentirten und vom Fussboden isolirten 
Postamente, damit die Erschütterungen des Fussbodens keine Störungen verursachen. 
Da man nicht nur die Abtheilungen des Scalenbildes deutlich sehen. sondern noch 
Bruchtheile derselben schätzen will, so muss das Fernrohr eine hinlängliche Vergrös- 
serung gewähren, z. B. bei fünf Meter Abstand der Scale und des Fernrohrs vom 
Spiegel eine wenigstens dreissigmalige (Result. i. J. 1856, S. 19). 
Will man grosse Bögen beobachten, so nimmt man ein kleineres Fernrohr und 
stellt es näher beim Apparate auf. [Ganz grosse Winkel werden mittelst Torsions- 
kreis ($. 256) oder Spiegelalhidade ($. 291) gemessen]. 
19 
