— 146 — 
Ueber die Mitte des Objectivglases und der Scale hängt ein vertikaler, sehr fei- 
ner, durch ein kleines Gewicht w (Fig 55) gespannter Faden mow von dunkler Farbe 
herunter; dieser bezeichnet denjenigen Punkt der Scale, welcher in der Vertikalebene 
der optischen Axe des Fernrohrs liegt; und die Stelle wo der verlängert gedachte 
Faden den Boden oder das Postament trifft, kann bezeichnet werden und als Prü- 
fungsmittel für die unverrückte Lage des Fernrohrs dienen. Wenn der Spiegel parallel 
mit der Scale ist. so erscheint das Bild des besagten Fadens im Vertikalfaden des 
Fernrohrs. 
245. Der Spiegel wird in vertikaler Stellung so am aufgehängten Körper ange- 
bracht, dass er die Symmetrie möglichst wenig stört (vgl. $. 240); er ist um die 
Vertikalaxe des Apparates drehbar ($. 253), muss aber, wenn er seine gehörige Lage 
erhalten hat, vollkommen festgestellt werden können (z. B. durch eine Stellschraube). 
Er muss dick genug sein, dass er sich nicht biegen könne, (z. B. von 4 oder 5 Milli- 
meter aufwärts), vollkommen gut gearbeitet und vollkommen eben, weil sonst bei starker 
Vergrösserung das Bild der Scale undeutlich wird. Man wendet nicht gewöhnliches Spie- 
velglas an, sondern fein polirtes; hat man bloss gewöhnliches, so muss die Scale sehr 
stark beleuchtet werden. Da die Drehungen (Ablenkungen) des aufgehängten Kör- 
pers in horizontalem Sinne geschehen, so kann man den Spiegel etwas breiter ma- 
chen, als hoch. — Ein ganz guter Spiegel kommt immer auf vier bis fünf Reichs- 
thaler (15—20 Fres.) zu stehen. 
346. Um den aufgehängten Körper gegen Staub und Lufibewegungen zu schützen, 
umgibt man ihn mit einem Kasten, aus zwei Theilen bestehend, die man zusammen 
schiebt, und die oben eine Oeffnung zum Durchgehen der Fäden frei lassen (Fig. 52). 
Ist der Spiegel innerhalb des Kastens, so wird Letzterer mit einer schliessbaren Sei- 
tenöffnung versehen, durch welche der Spiegel beobachtet wird. In dem Falle, dass 
während der Beobachtungen Luftbewegung zu befürchten wäre, müsste die besagte 
Seitenöffnung mit einem Planglase verschlossen werden; ein solches muss aber äus- 
serst gut gearbeitet, seine Flächen müssen genau eben und parallel, und das Glas 
selbst muss von der grössten Klarheit und Reinheit sein. Ohne Nothwendigkeit wird 
ein solches Glas nicht angebracht, denn die Kosten desselben betragen beinahe so viel 
als die des Spiegels, und die Deutlichkeit des Sehens wird auch beim besten Glase 
immer durch den entstehenden Lichtverlust verringert. 
247. Bei schwachen Fäden, oder bei schweren aufgehängten Gegenständen kann 
es keine überflüssige Vorsorge sein. unterhalb des aufgehängten Körpers ein Lager 
