— 149 — 
252. Um die zweite Forderung des $. 250 zu erfüllen, bedarf es einer besondern 
Vorrichtung nur in denjenigen Fällen, in welchen sich die adjungirten Kräfte nicht 
entfernen lassen, z. B. bei einem aufgehängten Magnetstabe. (Bei einer aus Draht- 
windungen bestehenden Rolle, welche man sich unter B, Fig. 64, vorstellen kann. 
sind die adjungirten Kräfte entfernt, sobald kein Strom durch die Windungen geht, 
die Rolle ist dann nicht mehr durch den Erdmagnetismus influenzirt. sondern nur 
noch durch die Schwere). In diesen Fällen muss statt des Körpers, auf welchen die 
adjungirten Kräfte wirken, ein anderer Körper aufgehängt werden können, auf wel- 
chen sie nicht wirken. der aber dasselbe Gewicht besitzt wie der Erstere ($. 277). 
Wir verbinden daher mit dem neutralen Körper A. Fig. 63, mittelst des vertikalen 
Zapfens i, nicht den Hauptkörper selbst, sondern einen aus einem neutralen (für ei- 
nen Magnetstab z. B. einem unmagnetischen) Materiale verfertigten Träger oder Rah- 
men k; in diesen können wir nun nach Belieben einen ebenfalls aus neutralem Ma- 
teriale bestehenden Körper von gleichem Gewichte wie der Hauptkörper, oder den 
Hauptkörper 11 selbst, legen, und somit Gleichgewichtslage, Schwingungsdauer u. s. w. 
unter dem blossen Einflusse der Schwere, oder unter der Mitwirkung der adjungirten 
(z. B. der erdmagnetischen) Kräfte bestimmen. An diesem neutralen Träger oder 
Rahmen befindet sich dann oben die Alhidade. oder der Zeiger h, mittelst deren die 
Grösse der Drehungen, die wir dem Hauptkörper ertheilen, gemessen wird. — Der 
aufgehängte Körper besteht also in diesem Falle wesentlich aus drei verschiedenen 
Theilen: a—d, k, und Il, Fig. 63 (so das Bifilarmagnetometer). 
253. Es bleibt nun noch der Spiegel zu berücksichtigen. Dieser wird am neu- 
tralen Körper angebracht, damit er, ungeachtet der verschiedenen Lagen die man 
dem Hauptkörper gibt. seine Stellung beibehalte. In den Fällen jedoch, in denen der 
Apparat in der transversalen Lage ($. 65 und $. 154) angewandt wird, und der 
neutrale Körper daher ebenfalls eine andere Lage erhält, würde auch der Spiegel 
aus seiner Lage und folglich das Scalenhild aus dem Bereich des Fernrohrs kommen; 
man veranstaltet daher die Einrichtung des Spiegels so. dass er nicht unabänderlich 
am neutralen Körper befestigt wird. sondern dass er sich um die Vertikalaxe des 
Apparates drehen lässt. und zugleich so, dass er. nachdem man ihn in eine schick- 
liche Lage gedreht hat, wieder vollkommen festgestellt werden kann. Zu diesem Be- 
hufe besteht ein Theil des neutralen Körpers aus einem vertikalen eylindrischen Zap- 
fen b, Fig. 63 und 64, dessen geometrische Axe die Vertikalaxe des Apparates ist; 
diesen Zapfen umschliesst eine um ihn drehbare cylindrische Hülse f, welche mittelst 
