einer Stellschraube & festgestellt werden kann, und mit dieser Hülse ist der Spiegel e 
fest verbunden. 
Uebrigens ist es auch bei einem Bifilarapparate der einfachsten Art und der nicht 
unter Mitwirkung adjungirter Kräfte gebraucht werden soll, zweckmässig, den Spie- 
gel auf besagte Weise drehbar zu machen. Denn man kann dann, wenn es durch 
Umstände nöthig wird das Fernrohr an einer andern Stelle des Zimmers aufzustellen, 
den Spiegel ganz einfach durch blosse Drehung wieder in den Bereich des Fernrohrs 
bringen. Bei einem nicht drehbaren Spiegel hingegen müsste entweder der Spiegel 
abgenommen und in einer neuen Lage befestigt, oder die Lage der Aufhängungs- 
punkte an der Decke geändert und überdies noch durch Probiren eine neue schick- 
liche Lage derselben ausgemittelt werden, welches alles höchst beschwerlich sein würde. 
Die Drehungen des Spiegels brauchen in der Regel nicht gemessen werden zu 
können; müssten sie es jedoch, so würde derselbe getheilte Kreis zur Messung die- 
nen, der die Drehungen des Hauptkörpers angibt; eine Vorrichtung solcher Art findet 
sich an dem später zu beschreibenden Bifilarmagnetometer ($. 291). 
254. Es stellt sich somit das Schema eines vollständigen Apparates in Fig. 64 
oder 63 dar; in der ersten für den Fall wo die adjungirten Kräfte entfernt, in der 
„weiten für denjenigen wo sie nicht entfernt werden können. Als Typus oder Re- 
präsentanten des ersten Falls können wir eine aufgehängte Rolle von übersponnenem 
Draht annehmen (B Fig. 64) wie beim Elektrodynamometer; als Typus des zweiten 
einen aufgehängten horizontalen Magnetstab, wie beim Bifilarmagnetometer. In bei- 
den Fällen können wir die Aufhängungspunkte an der Decke anbringen und dem 
Fernrohr eine Richtung ertheilen, wie wir nur immer wollen, und dennoch alle denk- 
baren Versuche anstellen, ohne im mindesten beschränkt zu sein. 
255. Nur Eins ist noch zu bemerken. Wenn wir dem Hauptkörper zum Behufe 
von Beobachtungen ein bestimmtes Azimuth gegeben haben, so muss er seine rela- 
tive Stellung gegen die übrigen Theile des Apparates beibehalten, so lange die an- 
zustellenden Beobachtungen dauern. Er darf nicht nur nicht durch zufällige Umstände. 
Erschütterungen od. dgl. aus jener Stellung gebracht werden können, sondern er muss 
auch, dem Prinzipe unserer Messmethode gemäss, die Ablenkungen die er durch äus- 
sere Kräfte erfährt, dem neutralen Körper und durch ihn den Fäden mittheilen. Er 
würde sich aber bei solchen Experimenten, wegen des Widerstandes der Fäden, un- 
abhängig vom neutralen Körper zu drehen streben, namentlich in dem Falle der so- 
genannten transversalen Lage ($. 65 und 154). bei welcher das Directionsmoment der 
