— Bl - 
Schwere den neutralen Körper in der einen Richtung, das adjungirte Directionsmoment 
hingegen den Hauptkörper in der entgegengesetzten Richtung zu drehen strebt. Es 
muss also die Einrichtung: des Apparates so beschaffen sein, dass entweder der Haupt- 
körper sich mittelst Stellschrauben oder dergleichen, feststellen lässt, oder aber, dass 
die Reibung an den 'Theilen, die den Hauptkörper mit dem neutralen Körper verbin- 
den, so gross ist, dass sie nur durch die Hand des Experimentators, wenn er den 
neutralen Körper festhält, überwunden werden kann, nicht aber durch Zufälle oder 
durch die Kräfte welche bei den Beobachtungen ins Spiel kommen. — Bei unsern 
gewöhnlichen Instrumenten mit Alhidaden oder Torsionskreisen wird die letztere Art 
der Einrichtung angewandt ($$. 292 u. 336; Result. i. J. 1836 S. 23, 9 und 1837 S. 30). 
256. Bei einem transportabeln Apparate kann, wie von selbst einleuchtet, die 
im Vorhergehenden angegebene Einrichtung modifieirt und auch vereinfacht werden, 
indem der ganze Apparat selbst nach Belieben aufgestellt und in die verschiedenen 
Lagen gegen den Meridian gebracht werden kann. Um Drehungen von bestimmter 
Grösse auszuführen, kann am obersten Theile des Apparates ein sogenannter Tor- 
sionskreis wie bei einer Coulomb’schen Drehwaage angebracht werden, d. h. zwei ho- 
rizontale über einander liegende Scheiben, wovon die eine (gewöhnlich die obere) 
an ihrem Umfange mit einer Kreistheilung, die andere mit einem Index versehen ist, 
und wovon die eine sich um eine vertikale Axe drehen lässt, während die andere 
fest bleibt. Ist z. B. in Fig. 62 die obere Scheibe fest. die untere, von welcher die 
Fäden herunterhängen. um die Vertikalaxe des Apparats drehbar, so kann mittelst der 
Drehung derselben der durch die obern Fadenendpunkte gedachten Linie und somit 
den Fäden und dem aufgehängten Körper jeweilen eine Lage gegeben werden, die 
mit der vorhergegangenen einen beliebigen bestimmten Winkel macht. 
257. Wir gehen nun über zur Aufstellung des Apparats. Ehe man zu der- 
selben schreitet mittelt man alle Grössen aus, deren Kenntniss bei Berechnungen der 
Beobachtungsresultate in der Folge nothwendig sein kann, und die sich nach Auf- 
stellung des Apparates nicht mehr so leicht ermitteln lassen. Man bestimmt also das 
Gewicht und die Dimensionen des aufgehängten Körpers oder seiner Theile, die Dicke 
des Spiegelglases,. die Länge, die Dicke, das Gewicht und die Anzahl der Windungen 
des Drahtes der eine Rolle des Weberschen Elektrodynamometers bildet, u. s. w. 
Das Trägheitsmoment des aufzuhängenden Körpers kann ebenfalls (mittelst Unifilar- 
suspension, $. 225) bestimmt werden, doch kann man dies auch bis nach der Auf- 
stellung des Apparates verschieben. Man verschaflt sich zu diesem Zwecke, oder 
