überhaupt zum Behufe der Bestimmung von Trägheitsmomenten auch anderer Kör- 
per, einen oder zwei zum Apparate passende Hülfskörper ($. 225). 
258. Um die Stelle der Zimmerdecke, an welcher die Fäden eines festen Ap- 
parates aufgehängt werden sollen, zu bestimmen, richtet man sich natürlich nach der 
Localität u. s. w. Oft ist die Stellung des Fernrohrs und der Scale schon durch die 
Umstände gegeben und das Uebrige muss demgemäss angeordnet werden; man stellt 
wo möglich die Scale so, dass sie hinlängliche Beleuchtung durch das Tageslicht er- 
hält und keine künstliche Beleuchtung nöthig wird. Die Lage die man den Aufhän- 
sungspunkten an der Decke gibt. oder das Azimuth der durch die Fäden beim Gleich- 
gewichte unter dem blossen Einflusse der Schwere gehenden Vertikalebene. ist bei 
einem Apparate der in den $$. 251--255 beschriebenen Art, wie wir wissen, voll- 
kommen gleichgültig, insofern es sich nur darum handelt, dem Haupikörper verschie- 
dene Lagen geben zu können, ohne dass dadurch die Fäden aus ihrer Gleichgewichts- 
lage gebracht werden. Jedoch gibt es einen Fall, wo in Folge der Beschaffenheit 
des Apparates die Lage jener Aufhängungspunkte nicht mehr ganz beliebig gewählt 
werden kann. Wenn nämlich, wie auf Taf. IX, der Spiegel zwischen den Aufhän- 
gungsfäden steht und breiter ist als der Zwischenraum zwischen den Letztern. so 
kann es geschehen dass bei der Anwendung des Apparates in der transversaleh Lage 
die Fäden mit dem Spiegel in Gonfliet kommen. Man wählt daher die Lage der obern 
Fadenendpunkte so, dass solche Collisionen vermieden werden. Z. B. beim Göttin- 
ser Bifilarmagnetometer, Taf. IX, hängt man die Fäden in der Vertikalebene der op- 
tischen Axe des Fernrohrs auf, (Fig. 71 in horizontaler Projection:; s Spiegel, f ern- 
rohr. i und i‘ Fäden); bei der Transversalstellung nun, wo der Magnetstab recht- 
winklig gegen den magnetischen Meridian zu liegen kommt ($- 323), erleiden die 
untern Fadenendpunkte eine Ablenkung von etwa 60°. der Spiegel wird im entgegen- 
gesetzten Sinne um eben so viel gedreht, damit er wieder wie vorher gegen das 
Fernrohr gerichtet sei, es entsteht folglich die durch Fig. 72 angezeigte Stellung (i und 
‘ sind die Projeetionen der untern Fadenendpunkte), und man sieht dass hiebei so- 
wohl dem Spiegel hinlänglich Raum zwischen den Fäden bleibt, um seine kleinen 
Schwankungen in Folge der Variationen der erdmagnetischen Intensität ausführen zu 
können, als auch die Ansicht des Spiegels ganz ungehindert bleibt. 
259. Nachdem die obern Enden der Fäden auf schickliche Weise befestigt sind. 
wird am untern Ende eines jeden ein Gewicht gleich dem halben Gewichte des auf- 
zuhängenden Körpers angehängt und der Faden sich selbst überlassen: er dreht sich 
