— 13 — 
dann bekanntlich eine Zeitlang auf und zu, und gelangt am Ende zur Ruhe in einer 
bestimmten Gleichgewichtsstellung. Diese Stellung ist, wie man weiss, eine ver- 
schiedene je nach der Grösse des Gewichts, und die Verschiedenheit kann bis auf eine 
halbe, ja sogar bis auf eine ganze Umdrehung steigen — es kann z. B. ein unten am 
Faden befestigter horizontaler Index bei einem grossen angehängten Gewichte etwa 
nach Nord, bei einem kleinern dagegen etwa nach West weisen; — daher die obige 
Vorschrift, wobei jedoch einleuchtend ist, dass jene Gewichte nicht gerade genau gleich 
dem halben Gewichte des aufzuhängenden Körpers zu sein brauchen. Hingegen muss man 
darauf achten, dass jeder Faden, indem er an den aufzuhängenden Körper befestigt wird, 
seine Stellung beibehalte, d. h. die Befestigung muss so geschehen, dass der Faden 
keine Torsion erhält. Es ist nicht schwer, dies zu erreichen; man braucht übrigens 
dabei auch nicht allzuängstlich zu sein, namentlich bei sehr langen Fäden. Eine Tor- 
sion von einem bestimmten Winkelbetrage hat bei einem Faden bekanntlich ein um 
so geringeres Torsionsmoment zur Folge, als der Faden länger ist, und es ist auch 
dies ein Grund, lieber längere und weiter von einander abstehende Fäden anzuwenden, 
als kürzere und näher bei einander stehende ($. 239). 
260. Ist nun der Körper aufgehängt, so lässt man ihn, ehe man den Apparat in 
Gebrauch zieht, noch einige Zeit hängen, indem es möglich ist dass die Fäden noch 
eine kleine Verlängerung erleiden, wodurch, wie wir wissen, das Directionsmoment ge- 
ändert wird. Dass die vollständige, dem Gewichte des aufgehängten Körpers entspre- 
chende Ausdehnung der Fäden eingetreten ist, erkennt man natürlich nicht durch di- 
recte Messung der Fäden, sondern daran dass die Schwingungsdauer, die man von 
Zeit zu Zeit beobachtet, constant bleibt. 
B. Gebrauch des Apparates. 
261. Nach der gehörigen festen Aufstellung des Fernrohrs ($. 244) wird der 
Spiegel so gedreht, dass seine Ebene normal gegen die Vertikalebene der optischen 
Axe, folglich parallel mit der Scale ist; d. h. so, dass das Bild des über Objectiv 
und Scale hängenden Fadens ($. 244) durch den vertikalen Spinnefaden im Fernrohr 
gedeckt wird. Die Entfernung des Spiegels von der Scale in horizontaler Richtung 
wird genau gemessen und vorgemerkt, denn sie bildet das nothwendige Element zur Re- 
20 
