— 5 — 
würden während der Bewegung des aufgehängten Körpers in Folge von indueirten 
elektrischen Strömen eine störende Wirkung äussern. 
266. Ebenso versteht es sich, dass der aufgehängte Körper, während man Beob- 
achtungen an ihm anstellt, nicht von Luftströmungen getroffen werden darf; er wird 
daher, wie in $. 246 gesagt worden, mit einem Kasten umgeben. Es sind indess Er- 
fahrungen vorhanden, dass selbst in dem Kasten, in Folge ungleicher Temperatur 
zweier Seiten desselben, Luftbewegungen entstehen und die Beobachtungen stören 
können; hier ist aber nicht der Ort, über diesen Gegenstand ausführlicher zu sprechen, 
indem er nicht bloss die Bifilarsuspension, sondern alle sehr beweglichen und empfind- 
lichen Experimentirobjeete betrifft; ich verweise daher auf das von Lamont darüber 
Gesagte in Rep. d. Phys. VIL, S. XXXIV— XXXVI. Ob übrigens der aufgehängte 
Körper in einem gegebenen Apparate so beweglich ist, dass er von Luftströmen, die 
durch ungleiche Temperatur im Kasten entstehen, affieirt wird, kann jeder Besitzer 
eines Instrumentes durch einen leicht anzustellenden Versuch selbst ausmitteln; ist 
es der Fall, so füllt man den überflüssigen Raum im Kasten durch hölzerne Klötzchen 
oder ähnliche Gegenstände aus. 
267. Eine auffallende Erscheinung, deren Ursache noch nicht ausgemittelt ist, 
ist mehrmals am Göttinger Unifilarmagnetometer beobachtet worden (Result. i. J. 1837, 
S. 70), nämlich eine sehr verschiedene Abnahme der Schwingungsbögen (eine kleine 
bei bedecktem, eine grosse meistens bei hellem Himmel); ich führe sie hier an, 
weil sie möglicherweise von Besitzern von Bifilarapparaten ebenfalls beobachtet und 
untersucht werden könnte. 
268. Wenn bei den Experimenten die Scale nicht hinreichendes Licht durch die 
Fenster des Zimmers erhält, so wird ihr mittelst einer Lampe oder Wachskerzen oder 
durch Spiegel auf sie geworfenen Lichtes die gehörige Beleuchtung verschafft. Man 
sorgt dafür, dass die Metalle aus welchen die Lampen und Leuchter bestehen, so wie 
die erhitzte Luft, keine Störungen verursachen (cf. Result. i. J. 1836 S. 45). 
269. Die Beobachtung von Ablenkungswinkeln geschieht ganz auf dieselbe Weise 
wie beim Unifilarmagnetometer oder andern ähnlichen Instrumenten; ich verweise 
daher auf die dafür gegebenen Vorschriften in Result. i. J. 1836 S. 35, 1837 S. 58 
und 104, 1839 S. 52, und bringe nur in Erinnerung, dass es beim Bifilarapparat 
immer von grösstem Vortheile ist, nur kleine Ablenkungswinkel in Gebrauch zu ziehen. 
270. Hingegen haben wir etwas näher einzugehen in die sogenannte Reduction 
der Scalentheile auf Winkel oder Bögen, d.h. in die Bestimmung der Win- 
