— 18 — 
windungen berechnet. Sei der so gefundene Flächenraum = S (d.h. — S Flächen- 
einheiten, z. B. Quadratmmt.) und sei die gesuchte Intensität des durchgeleiteten 
Stromes — x Intensitätseinheiten, so ist xS als ein magnetisches Moment anzusehen, 
das demjenigen Magnete zugehört, welcher durch die Bifilarrolle, so lange der Strom 
durch sie geht, vorgestellt wird. Nennen wir nun T die horizontale Intensität des 
Erdmagnetismus für den Ort und die Zeit, an welchen die Beobachtung angestellt 
wird, und ist die Rolle um einen Winkel o abgelenkt worden, so ist TxS cos e das 
durch den Erdmagxetismus auf die Bifilarrolle ausgeübte Drehungsmoment, während 
D sin oe das rücktreibende Moment der Schwere ist; und da beide Momente einander 
gleich sind; so folgt x = un tang oe, wobei, wenn x und T in absolutem Maasse 
verstanden sind, auch D in absolutem Maasse auszudrücken ist ($. 233). — Die In- 
tensität T muss natürlich bekannt sein oder durch eigens dazu angestellte Versuche 
($. 299) ausgemittelt werden. 
284. Die Vorzüge dieses Bifilargalvanometers bestehen erstlich darin, dass es 
überhaupt eine leichte Bestimmung der Intensität nach absolutem Maasse erlaubt, und 
zweitens hauptsächlich darin, dass der wirkende äussere Körper (die Erde) sich in 
einer im Verhältnisse zu den Dimensionen des Apparates sehr grossen Entfernung 
befindet, dass man folglich die Lage und Entfernung der einzelnen Theile des aufge- 
wundenen Drahtes gegen die einzelnen Theile des wirkenden Körpers nicht mehr 
einzeln in Rechnung zu ziehen, sondern nur die horizontale erdmagnetische Intensi- 
tät, das Directionsmoment der Schwere, und den vom Drahte umschlossenen Flä- 
chenraum zu kennen braucht; die Gesetze der Wirkung des äussern Körpers auf die 
Spirale und somit die Berechnung dieser Wirkung sind möglichst einfach, und die 
Fehler, die aus einer Unvollkommenheit in der Anordnung des Apparates entspringen 
können, sind viel geringer als wenn der wirkende Körper nahe stände. 
285. Lässt man bei diesen Versuchen den zu messenden Strom zu gleicher Zeit 
durch einen Elektrolyten gehen, so erhält man aus der Menge des Letztern, die 
dabei zersetzt wird, sein elektrochemisches Aequivalent nach absolutem Elektrieitäts- 
maasse. Eine solche Bestimmung hat W. Weber für das Wasser ausgeführt und in 
Result. i. J. 1840 S. 91 veröffentlicht, worauf zu verweisen wir uns hier begnü- 
gen. — Der Bifilarapparat findet also hiedurch wieder eine ganz eigene Anwendung 
und zwar auf einem neuen, dem elektrochemischen Gebiete. 
