— 14 — 
B. Anwendungen des Apparates bei Gegenwart adjungirter Kräfte. 
286. In diesem Falle, welchem die Hauptanwendungen der Bifilarsuspension zu- 
gehören, ist der aufgehängte Körper nicht mehr bloss dem Einflusse der Schwere 
unterworfen, sondern auch dem Einflusse anderer Kräfte, welche wir adjungirte ge- 
nannt haben; er befindet sich somit in einem neuen Gleichgewichtszustande , und von 
diesem aus ist es, dass wir bei Ablenkungs- und Schwingungsbeobachtungen aus- 
gehen. — Wir bringen in Erinnerung, dass dabei drei Lagen in Gebrauch gezogen 
werden können, die in $$. 60 fg. (S. 52 fg.) angegeben worden sind. 
Die hiehergehörenden Apparate sind: das Bifilarmagnetometer, und däs Elektro- 
dynamometer in den meisten seiner Anwendungen. Bei dem Erstern ist der aufge- 
hängte Körper ein Magnet, bei dem Letztern eine von elektrischen Strömen durch- 
flossene Drahtrolle, die also auch als ein Magnet anzusehen ist; aus der Wirkung 
des horizontalen Theiles des Erdmagnetismus auf den aufgehängten Körper entspringt 
das adjungirte Directionsmoment. 
1. Bifilarmagnetometer. 
257. Im Bifilarmagnetometer ist der aufgehängte Körper im Wesentlichen aus 
drei Haupttheilen zusammengesetzt, wovon die beiden ersten durchweg aus unmag- 
netischem Materiale verfertigt sind, der dritte Theil aber ein Magnetstab ist. Der 
Grund einer solchen Einrichtung ist in $$. 50 — 955 (S. 147— 151) angegeben 
worden, und als ein rohes Schema derselben können wir Fig. 63 ins Auge fassen. 
A (a,b, c,d,f,g) ist der erste Theil: d eine horizontale Kreisscheibe, deren obere 
Fläche mit einer Kreistheilung versehen ist. b ein mit jener Scheibe fest verbundener 
eylindrischer vertikaler Zapfen, an welchem auf die in $. 253 beschriebene Weise 
der Spiegel e drehbar und feststellbar angebracht ist, a ein mit b fest verbunde- 
nes Querstück, an welchem die untern Fadenenden befestigt sind. Der zweite 
Haupttheil k besteht aus einem horizontalen Gestelle oder Rahmen — Schiffchen 
genannt — welcher mit der Kreisscheibe .d mittelst eines centralen cylindrischen 
Vertikalzapfens i so verbunden ist, dass er sich in horizontaler Richtung in jede 
beliebige Lage drehen lässt, während man die Kreisscheibe festhält; oben ist 
er mit einer auf der Kreisscheibe liegenden Alhidade versehen, welche die ihm 
gegebenen Drehungen anzeigt; statt einer Alhidade ist jedoch in unserm Schema 
