— 167 — 
die wenigsten solcher Verdeckungen befürchten zu müssen voraussieht. — Die Al- 
hidadendrehung des Spiegels hat den Zweck: erstens bei der Transversalstellung des 
Apparates den Spiegel, der um den Winkel p aus seiner Lage gebracht worden ist, 
wieder in dieselbe zurückzubringen,, $. 333; zweitens, Ablenkungen des aufgehäng- 
ten Körpers zu messen, die so gross sind dass der Spiegel aus dem Bereiche des 
Fernrohrs kommt und die daher nicht mehr an der Scale gemessen werden können, 
man dreht in diesem Falle den Spiegel so weit zurück, dass derselbe Punkt der 
Scale im Vertikalfaden des Fernrohrs erscheint wie vor der Ablenkung; die Anzahl 
Grade und Minuten um welche man hiebei die Spiegelalhidade hat drehen müssen, ist 
die Ablenkung welche der aufgehängte Körper erfahren hat. 
292. Die Reibung der Alhidade an der Kreisscheibe und an dem Zapfen der- 
selben ist gross genug, dass sie nur durch die Hand des Experimentators überwunden 
werden kann, nicht aber durch die einander entgegengesetzten Drehungsbestreben 
der erdmagnetischen Kraft einerseits und des Directionsmomentes der Schwere an-' 
dererseits, wenn der Magnetstab rechtwinklig gegen dem magnetischen Meridiane 
steht; dass folglich die obbesagten Theile des Apparates unverrückbar gegen einander 
sind ohne eine weitere Feststellung mittelst Schrauben oder dergl. (vgl. $. 255 8. 
150). Hingegen ist die Spiegelalhidade mit einer Klemme versehen, mittelst wel- 
cher sie durch die Schraube o an einem unten an der Kreisscheibe angebrachten Ring 
festgestellt werden kann (die Details sind in Result. i. J. 1837, Taf. I. Fig. 1 und 
Fig. 4, E, angegeben; vgl. ebendaselbst S. 29). 
293. Der Magnetstab dieses Apparates ist fünfundzwanzig Pfund schwer und 
sehr stark magnetisirt. Sein magnetisches Moment ist, das Meter als Längeneinheit 
angenommen, ungefähr 2,63 Mal grösser, als das des horizontalen Theiles der erd- 
magnetischen Intensität in Göttingen (Result. i. J. 1840 8.32). Der Aufhängungsdraht 
ist von Stahl, jede seiner beiden vertikalen Hälften ist 17 Fuss lang und ungefähr 
11 Zoll von der andern entfernt. Die Aufhängung A befindet sich in einem über 
dem Beobachtungssaale gelegenen Raume, und die Drähte hängen frei durch eine 
kreisrunde 31/, Zoll weite Oeffnung in der Decke des Saales. Die beiden Cylinder 
a, a, über welche die Mitte des Drahtes geht, können mehr oder weniger von ein- 
ander entfernt werden, um das Directionsmoment zu ändern, doch reichen zu diesem 
Zwecke gewöhnlich die zwei Schraubenträger g, g schon hin. Der Glasspiegel ist 
kreisrund und hat 11/, Zoll Durchmesser, das Fernrohr ist etwa 16 Fuss von ihm 
entfernt. Die Kreisscheibe C hat vier Zoll Durchmesser und ist auf Silber in Viertels- 
