— 114 — 
andere Methode anzuwenden, die uns während der Aufstellung des Apparates selbst 
das Verhältniss von TM zu D liefert, worauf wir dann D leicht nach Belieben abän- 
dern können ($. 321). Sie besteht darin dass wir den Stab in seiner natürlichen und in 
seiner verkehrten Lage schwingen lassen und die Schwingungszeiten beobachten, und 
gründet sich auf das in $. 69, S. 55, angeführte Resultat von Gauss; ein Resultat, 
welches selbst wieder begründet ist in der schicklichen Wahl der Normallage des 
Stabes rechtwinklig gegen den magnetischen Normalmeridian. 
313. Sind TM und D bekannt, so ist es auch g, und wir verschaffen dann auf die 
leichteste Weise ($. 323) dem Stab die gewünschte Normallage, die wir durch blosses 
Probiren und mechanisches Verfahren unmöglich mit Genauigkeit hätten erhalten kön- 
nen. Wir hängen bloss den Stab in einer solchen Lage vo, Fig. 47, auf, dass er 
mit dem magnetischen Meridiane den Winkel 90° + @ bildet und sind dann versichert. 
dass die Wirkung der Normalintensität ihn genau in die gewünschte Lage bringen wird. 
314. Es bleibt jedoch noch von einem Umstande zu sprechen, den wir bis jetzt 
nicht berücksichtigt haben. Wenn wir bei der Aufstellung des Apparates Schwin- 
gungsbeobachtungen anwenden ($. 312). so kann während der Dauer derselben die 
Intensität sich ändern, so wie auch der magnetische Meridian: die Normalintensität 
und der Normalmeridian, die uns als Ausgangspunkt dienen sollen, blieben uns dann 
unbekannt. Wir müssen daher während der Aufstellung vergleichende Beobachtungen 
an andern Instrumenten anstellen. Dies aber näher zu entwickeln. würde uns viel 
zu weit führen; wir verweisen daher auf die schon mehrmal erwähnte Abhandlung 
von Gauss „zur Bestimmung der Constanten des Bifilarmagnetometers“ in Result. i. 
J. 1540 S. 1, und nehmen hier der Einfachheit wegen an, es finde während der 
ganzen Dauer der Aufstellung ein und derselbe bestimmte magnetische Meridian und 
eine und dieselbe bestimmte Intensität T statt; diese sollen die normalen sein, auf 
welche sich alle andern und spätern Verhältnisse beziehen. 
315. Nachdem wir somit im Allgemeinen die leitenden Grundsätze und das We- 
sentliche des Verfahrens bei der Aufstellung des Bifilarmagnetometers auseinanderge- 
setzt haben, können wir zu den detaillirten Angaben über Aufstellung und Gebrauch 
eines Apparates, wie der in $. 288 fg. (S. 165 fg.) beschriebene, übergehen. 
Das Fernrohr und die Scale werden an einem schicklichen Orte aufgestellt, und 
in angemessener Entfernung davon die Stelle bestimmt, an welcher der Apparat zu 
hängen kommen soll; oben an dieser Stelle wird der Träger A, Taf. IX, befestigt, 
und zwar aus dem in $. 255 (S. 152) angegebenen Grunde so, dass die beiden vertikalen 
