— 11 — 
schreiten: zur Stellung des Magnetstabes in die gegen den magnetischen Normal- 
meridian winkelrechte Lage oder Normallage. 
Man berechnet aus den beobachteten Schwingungszeiten tz und t; mittelst der 
y—t 
u +4 
der gewünschten Normallage abweichend aufgehängt werden muss, um durch die 
Normalintensität in Letztere getrieben zu werden. 
Befindet sich der Stab in der natürlichen Lage (Fig. 47), so dreht man, indem 
man die Kreisscheibe festhält, das Schiffehen, gleichgültig ob von links nach rechts 
oder umgekehrt, um 90° + 9; ist aber der Stab in der verkehrten Lage (Fig. 48), 
so dreht man nur um 90° — 9; zugleich dreht man die Spiegelalhidade (die an jener 
Drehung nicht Theil nahm), im ersten Falle in gleichem Sinne wıe das Schiffchen , 
im zweiten Falle in entgegengesetztem Sinne, um den Winkel 9. Der Stab macht 
nun in beiden Fällen einen Winkel von g + 90° mit dem magnetischen Meridiane. 
Lässt man nun die Kreisscheibe los, so dreht der Erdmagnetismus den Stab und somit 
das ganze aufgehängte System ($. 255) gegen der natürlichen Lage des Stabes zu; weil 
aber D sing = TM ist, so kann der Stab in keiner andern Lage zur Ruhe gelangen, 
als in der beabsichtigten Normallage ns. Die magnetische Axe liegt nun rechtwink- 
lig gegen den Normalmeridian; die Aufhängungsdrähte sind von ihrer primären Gleich- 
gewichtslage in Einer Ebene so abgelenkt, dass die Gerade durch ihre obern End- 
punkte und die Copula einen Winkel p mit einander bilden. 
Der Spiegel ist in der Lage, in welcher er vor dem Beginne unserer Drehungen 
war; denn er ist zuerst durch uns um den Winkel @ und hernach durch den Erd- 
magnetismus in entgegengesetztem Sinne um denselben Winkel gedreht worden. Es 
wird also derselbe Punkt der Scale im Vertikalfaden des Fernrohrs erscheinen, wie 
im Anfange. Sollte dies nicht der Fall sein, so wäre es ein Beweis dass bei der 
Aufstellung die magnetische Axe nicht hinreichend genau in den magnetischen Meri- 
dian gebracht worden war; man muss dann den begangenen Fehler aus der Abwei- 
chung des Spiegels berechnen und durch Correction der Schiffchenstellung aufheben. 
324. Das Wesentliche der Aufstellung des Bifilarmagnetometers lässt sich, wie 
man sieht, in wenige Worte zusammenfassen: man bringt den Magnetstab successiv 
in die natürliche und in die verkehrte Lage, beobachtet in beiden Lagen die Schwin- 
gungszeiten, berechnet aus Letztern den Winkel p, und bringt den Stab in eine 
solche Lage, dass er mit dem magnetischen Meridiane den Winkel 9 + 90° macht; 
23 
Formel sing = ($. 153) den Winkel 9, um welchen der Magnetstab von 
