—- 10 — 
rende Schwingungsdauer t; zu bestimmen, deren Kenntniss, wie wir gesehen haben, 
ein nothwendiges Element zur Berechnung der Verhältnisse des eigentlichen Bifilar- 
magnetometers bildet. 
In der zweiten oder verkehrten Lage wird der Apparat angewandt zur Bestim- 
mung der Schwingungsdauer tg, ähnlich wie in der ersten. Sodann kann er zu gal- 
vanometrischen und telegraphischen Zwecken und endlich zum Behufe der Vergrös- 
serung der Declinationsvariationen gebraucht werden. Dies Alles haben wir jedoch 
in S$. 9, 62 und 64 hinreichend auseinandergesetzt, wir wollen daher nur noch Fol- 
gendes beifügen. Die letzte Anwendung verliert freilich von ihrer Wichtigkeit dadurch, 
dass Gauss bei den gewöhnlichen unifilar aufgehangenen Stäben oder Unifilarmagne- 
tometern Spiegel und Scale angebracht hat, so dass zwar nicht die wirkliche Ablen- 
kung des Stabes, wohl aber der zur Messung derselben dienende Kreis (indem wir 
die Scale als ein Stück eines solchen ansehen) hinlänglich vergrössert wird. Träte 
aber einmal für uns das Bedürfniss ein, noch kleinere, z. B. 10 Mal kleinere Declina- 
tionsvariationen zu messen, als die welche das Unifilarmagnetometer angeben kann, 
so würde unser bifilar in verkehrter Lage aufgehängte Magnet uns dazu befähigen , 
ohne dass die Entfernung des Fernrohrs und der Scale vom Spiegel eine andere zu 
sein brauchte, als sie beim Unifilarmagnetometer ist; bei Anwendung nur des Letz- 
tern hingegen müssten wir um denselben Zweck zu erreichen jene Entfernung ver- 
zehnfachen, und dies wäre natürlich in den gewöhnlichen Localitäten ganz unthunlich. 
— Man dürfte aber dabei die Intensitätsänderungen nicht unberücksichtigt lassen. 
2. Elektrodynamometer. 
332. Das Elektrodynamometer besteht, wie wir wissen ($. Il, S. 17), im 
Wesentlichen immer aus einer Rolle von in vielen Windungen aufgewickeltem über- 
sponnenem Drahte, der Bifilarrolle, und den zwei nicht übersponnenen Aufhän- 
gungsdrähten, die mit den beiden Drahtenden der Bifilarrolle leitend verbunden, unter 
einander aber isolirt sind. und durch ihre obern Enden mit den zwei Polen irgend 
eines elektrischen Apparates communieiren. Der Strom dieses Apparates geht somit 
durch die Bifilarrolle, und in der Nähe der Letztern werden fremde Körper fest auf- 
gestellt, welche auf den Strom wirken und dadurch die Rolle mehr oder weniger 
ablenken. Diese fremden Körper sind gewöhnlich ähnliche, aber feststehende Rollen, 
oder auch Magnete u. del. 
