— 18 — 
der Seidefaden geknüpft wird, und den Theil be zu dem einen Ende des Drahtes der 
Bifilarrolle führen). — Eine andere Einrichtung zu demselben Zwecke s. in $. 346. 
338. Die getheilte Kreisscheibe braucht beim Elektrodynamometer nicht, wie beim 
Bifilarmagnetometer, sehr gross zu sein; beim Letztern ist sie es, weil man die Dre- 
hung um den Winkel p und 90° + @ oder 90° — g genau ausführen muss ($. 333), 
beim Erstern aber ist keine solche Bestimmung nothwendig, weil man es nicht in der 
transversalen Lage anwendet ($. 349). 
Es werden sowohl feste als tragbare ($. 248) Elektrodynamometer angewandt. 
Ein festes findet man-beschrieben in $. 341, ein transportables in $. 344, und ein 
anderes transportables in el. dy. Msb. S. 218. 
339. Will man nun auf die Bifilarrolle eine ähnliche, aber fest aufgestellte Rolle 
wirken lassen, so wird die Anordnung so getroffen, dass die Axen beider Rollen 
horizontal und rechtwinklig gegen einander liegen, und die Richtung der Axe der 
einen Rolle durch den Mittelpunkt der andern Rolle geht, Fig. 67 und 68. Wird dann 
durch jede der Rollen ein elektrischer Strom geleitet, so übt die eine auf die andere 
ein horizontales Drehungsmoment aus, das um so grösser ist je näher die beiden 
Rollen bei einander stehen, und ein Maximum wird, wenn die Rollen sich kreuzen, 
so dass ihre Mittelpunkte zusammen fallen. Um diese letztere Stellung möglich zu 
machen, ist der centrale Cylinder ce der einen Rolle hohl (Fig. 57) und hat einen 
entsprechend grossen Durchmesser, so dass die andere Rolle in ihn hineingebracht 
werden kann, wie in Fig. 60, 61 und 68. 
340. Man kann dann entweder die hohle Rolle aufhängen, wie in Fig. 60, oder 
die kleinere, wie in Fig. 61. Im ersten Falle ist die Einrichtung einfacher; im zwei- 
ten hingegen hat man den Vortheil, dass das Trägheitsmoment der aufgehängten Rolle 
so klein wie möglich ist. 
341. Als Beispiel des ersten Falles diene das feste, d. h. an der Zimmerdecke 
aufgehängte Elektrodynamometer von W. Weber, welches in den el. dy. Msb. S. 235 
bis 239 beschrieben und abgebildet ist und von welchem wir in Fig. 60 eine Skizze 
geben. Die Bifilarrolle B besteht aus einem Cylinder aus Messingblech von 100,5 
Millimet. Durchmesser und 30 Mmt. Breite, welcher zwei parallele Messingscheiben 
von 122,7 Mmt. äusserem und 100,5 Mmt. innerem Durchmesser verbindet und in 
30 Mmt. Abstand von einander hält. Auf dem Cylinder ist ein Kupferdraht von 
1, Mmt. Durchmesser, der mit Seide übersponnen ist, ungefähr 3000 Mal herum- 
gewunden, so dass er den Zwischenraum zwischen beiden Scheiben ganz ausfüllt. 
