— 16 — 
andern Träger ist dagegen, um Symmetrie und Gleichgewicht herzustellen ($. 240) 
ein Gegengewicht w zu dem Spiegel angebracht. Der Querbalken aa ist von Elfen- 
bein, an beiden Enden aber mit metallenen Fassungen und Metallzapfen versehen , 
auf welche Letztere die Haken der Träger zu ruhen kommen. Die beiden Aufhän- 
eungsdrähte gehen durch zwei feine, in der Mitte des Querbalkens befindliche Lö- 
chelchen herunter, und unter dem Balken der eine rechts, der andere links bis zu 
den metallenen Enden des Balkens, wo sie befestigt werden. Der eine ist also vom 
andern isolirt, jeder aber mit einem der Träger durch Vermittlung der Metallzapfen 
des Querbalkens in leitende Verbindung gesetzt. Denkt man sich nun das eine Ende 
des übersponnenen Drahtes der Bifilarrolle mit dem einen, das andere mit dem zwei- - 
ten ypsilonförmigen Träger leitend verbunden, und einen elektrischen Strom am obern 
Ende des einen Aufhängungsdrahtes eintretend, so sieht man auf der Stelle, wie der 
Strom das aufgehängte System durchlaufen und vom obern Ende des zweiten Aufhän- 
sungsdrahtes wieder abgeleitet werden kann. 
346. Diesem Instrumente ist auch die Einrichtung zur Aenderung des gegen- 
seitigen Abstandes der Drähte, Fig. 59 $. 235, entnommen. Die grosse Rolle ist 
von Elfenbein , die kleinen von Metall. Die Aufhängungsdrähte sind nicht dadurch von 
einander isolirt, dass (ähnlich wie in $$. 337 und 341) ihre obern Enden von einem 
seidenen Faden getragen würden, der um den obern Theil der grossen Rolle ginge, 
sondern dadurch dass jedes obere Ende zu einem Schräubehen a, a geht, an welchem 
es befestigt ist und mehr oder weniger aufgewunden werden kann, um den Draht zu 
verkürzen oder zu verlängern. S. im angef. Bd. v. Pogg. Anh. Taf. I. Fig. 5—7. 
347. Bei allen Anwendungen des Elektrodynamometers wird die Bifilarrolle, so 
wie ein elektrischer Strom durch sie geht, gleichsam zu einem Magnet, und vom 
eleichen Augenblicke an wirkt also der Erdmagnetismus auf dieselbe. Gebrauchen 
wir nun diesen Erdmagnetismus selbst als äussere Kraft zu Ablenkungen, die wir 
messen, so fällt die Anwendung des Instrumentes in die Kathegorie der einfachsten 
Anwendungen der Bifilarsuspension , bei welchen wir zur Messung von Kräften das 
Direetionsmoment der Schwere benutzen; dieser Fall tritt ein beim Bifilargalvano- 
meter. das wir in $$. 281-255 besprochen haben. Gebrauchen wir aber nicht den 
Erdmagnetismus, sondern die Kräfte anderer Körper, z. B. Drahtrollen oder Magnete, 
zu Ablenkungen. so tritt zu dem Directionsmomente der Schwere noch ein neues, 
adjungirtes, Directionsmoment in Folge der Wirkung des Erdmagnetismus auf die 
Rolle, und die Anwendung fällt in das Gebiet derjenigen, welche wir in der in 
