— 487 — 
$. 131 fg. gegebenen Specialtheorie betrachtet haben. In diesem Falle befinden sich 
die meisten und hauptsächlichsten Anwendungen des Elektrodynamometers, und wir 
haben daher auch die ausführlichere Beschreibung und Erklärung dieses Instrumentes 
erst dem gegenwärtigen Abschnitte, statt schon dem vorhergehenden beim Bifilar- 
galvanometer, einverleibt. — Es ist übrigens das Zutreten von adjungirten Kräften 
beim Elektrodynamometer nicht wie bei den früher betrachteten Anwendungen eines 
Magnetstabes ($$. 237—331) etwas Wesentliches und uns Nutzen bringendes, sondern 
etwas das wir, wenn es in unserer Macht stände, ganz vermeiden würden; seiner 
Bestimmung nach gehört das Instrument nicht in die Kathegorie der Apparate mit ad- 
jungirten Kräften, nur die Umstände bringen es hinein. 
348. Müssen wir uns nun diesen Umständen fügen, so sorgen wir wenigstens 
dafür, dass ihr Einfluss so gering und so einfach sei als möglich. Wir hängen daher 
die Bifilarrolle so auf, dass ihre Axe im magnetischen Meridiane liegt, dass die Rolle 
also, wenn ein Strom durch sie geht, einen Magnet repräsentirt, dessen Nordpol 
gegen Nord oder gegen Süd gekehrt ist, d.h. der die natürliche oder verkehrte Lage 
hat, je nach der Richtung des Stromes. Die Rolle bleibt dann, so lange wir sie 
nicht durch äussere Kräfte ablenken, in dieser Lage, wobei die Aufhängungsdrähte 
in ihrer natürlichen Gleichgewichtslage in Einer Vertikalebene sind, trotz des Erd- 
magnetismus, mag ein Strom durchgehen oder nicht, und mag der Strom eine Rich- 
tung haben wie er wolle ($. 132 und 135); gelangt sie aber in Folge von Ablen- 
kungen, die wir ihr durch äussere Kräfte ertheilen, in andere Lagen, so ist die Wir- 
kung des Erdmagnetismus die möglichst kleinste (über ihre Grösse s. $. 359), und 
zugleich von einem und demselben Betrage, ob die Ablenkung nach der einen oder 
nach der andern Seite hin geschehe. Das resultirende Directionsmoment ist zwar 
verschieden je nach der Richtung des Stromes ($. 355) und eben so die Schwin- 
gungsdauer,, allein die Verschiedenheit ist möglichst einfach. 
349. Von den drei Lagen, die bei der Anwendung des Bifilarapparates unter 
Mitwirkung adjungirter Kräfte stattfinden können, werden also beim Elektrodynamo- 
meter nur die zwei ersten in Gebrauch gezogen: die natürliche und die verkehrte; 
nicht aber die dritte oder transversale. Bei manchen Versuchen werden die beiden 
Lagen alternativ angewandt. 
350. Die Aufhängung eines festen, d. h. an der Decke aufgehängten, Dynamo- 
meters geschieht ganz auf dieselbe Weise wie die des Bifilarmagnetometers, nur dass 
die Operationen, die beim Letztern zur Erreichung der Transversallage dienen, weg- 
