— Ta 
fallen... Die Stellung der Axe der Rolle in den magnetischen Meridian geschieht also 
auch ganz ähnlich wie dort ($. 318 und 319): man bringt die Rolle zuerst annähernd 
so gut wie möglich in die gewünschte Lage und beobachtet den Stand der Scale; 
dann lässt man einen Strom durch die Rolle gehen, so dass sie zu einem Magnet in 
der verkehrten Lage wird, und beobachtet den Stand von neuem; hat er sich geändert, 
so bringt man durch Probiren oder nach angestellter Berechnung ($. 139) die nö- 
thigen Correctionen an, indem man die obere Scheibe des Torsionskreises festhält 
und die untere schicklich dreht, bis sich derselbe Scalenstand zeigt, ob ein Strom 
durchgehe oder nicht. 
351. Beim Gebrauch des Instrumentes ist in der Regel, wie wir wissen. der 
ablenkende Körper dessen Wirkung wir messen wollen, ebenfalls eine von einem 
Strom durchflossene, aber fest aufgestellte Rolle ($. 339). Man lässt, je nach dem 
Zwecke der Beobachtung , denselben Strom durch beide Rollen gehen, oder durch 
jede einen eigenen; im erstern Falle wird so zu sagen der Strom. mit Hülfe des 
Directionsmomentes, an sich selbst gemessen. 
Um die Richtung der Ströme bequem nach Belieben ändern zu können, wird auf 
bekannte Weise ein Commutator eingeschaltet. Selbst wenn ein und derselbe Strom 
durch beide Rollen geht, kann man mittelst Eines Commutators die Richtung des 
Stromes in der einen Rolle umkehren, während sie in der andern dieselbe bleibt (eine 
solehe Anordnung findet sich in el. dy. Msb. S. 235 und 239). 
352. Wird die Stromrichtung in der einen Rolle umgekehrt, so wird auch die 
Richtung der Ablenkung eine umgekehrte. Kehrt man aber zugleich die Richtung 
des Stromes der durch die andere Rolle geht um, so bleibt die Richtung der Ablen- 
kung dieselbe; denn in jedem der zwei Magnete, welche durch die Rollen dargestellt 
werden, sind dann die Pole umgekehrt. Fig. 70. Hierauf beruht eine der Hauptan- 
wendungen des Dynamometers: die Messung oseillirender Ströme ($. 371). indem 
jeder Strom durch beide Rollen geht. — Die Wechselwirkung zwischen zwei Strö- 
men wächst in direetem Verhältnisse zu der Intensität jedes Stromes: sie ist folglich 
proportional dem Producte der Intensitäten. Geht nun ein und derselbe Strom durch 
beide Rollen, so ist die Wechselwirkung proportional dem Quadrate der Strominten- 
sität (während sie bei den sogenannten Galvanometern proportional der Intensität 
selbst ist); auch hierauf beruhen mehrere eigenthümliche Anwendungen ($. 372). 
353. Um bei Ablenkungsversuchen die Beobachtungsfehler , so wie die Einflüsse 
der Variationen des Erdmagnetismus, möglichst zu neutralisiren und grössere Ge- 
