— 14 — 
dividuelle, weniger bekannte und weniger sichere, zum Theil nicht unveränderliche, 
zum Theil nur schwierig auszumittelnde Kraft, nämlich die Elastieität, der Magnetismus 
von Magneten, (vgl. $. 302), der Erdmagnetismus (bei den Galvanometern); — beim 
Bifilarapparate kann man das Directionsmoment zu jeder Zeit nach Belieben ändern, 
ohne andere Einrichtungen treffen und Operationen ausführen zu müssen, als ganz 
einfache und leichte; — die mechanischen Gesetze und Berechnungen sind einfacher 
als bei den übrigen Instrumenten, die Drehwaage ausgenommen. 
Zu diesen allgemeinen Vergleichspunkten sollen nun in den folgenden Paragraphen 
noch speciellere gefügt werden. 
366. Mit der Coulomb’schen Drehwaage findet sich unser Apparat in $. 34 
S. 35 zusammengestellt. Wir können noch beifügen, dass bei ihm nur kleine Ab- 
lenkungen angewandt werden, bei der Drehwaage hingegen zum Theil äusserst grosse. 
Denn das Zurückdrehen bei Letzterer ist im Grunde nichts als ein ungemein scharf- 
sinnig ausgedachtes Verfahren, um Ablenkungen bis auf viele hundert Grade zu er- 
halten, und dadurch die Unsicherheit welche die Anwendung eines kleinen getheilten 
Kreises mit sich führt, zu beseitigen. Der besagte Unterschied übrigens gründet sich 
selbst wieder auf den: dass das rücktreibende Moment der Torsion dem Ablenkungs- 
winkel, das der Schwere dem Sinus desselben proportional ist. 
367. Der Vergleich zwischen dem Bifilarmagnetometer und dem Unifilar- 
magnetometer wird von Gauss auf folgende Weise ausgesprochen (Result. i. J. 
1557 S. 11): „Halten wir die Leistungen des neuen Apparats und des“ (Unifilar-) 
„Magnetometers zusammen, so ergibt sich, dass beide in Beziehung auf einige 
Zwecke einander wechselseitig ergänzen müssen, in Beziehung auf andere hingegen 
gleiche Anwendbarkeit haben. Zur Bestimmung der absoluten Declination kann nur 
das Magnetometer dienen, nicht aber der neue Apparat: die Veränderungen der 
Declination, und besonders die schnell wechselnden lassen sich mit beiden verfolgen“ 
(nämlich beim Bifilarmagnetometer durch die Anwendung in der zweiten oder ver- 
kehrten Lage, $. 331). „Zur Bestimmung der absoluten Intensität können beide Ap- 
parate dienen, obwohl die Anwendung des Magnetometers etwas weniger complieirt 
ist, als der alleinige Gebrauch des neuen Apparats sein würde; aber jenes für sich 
allein kann die Intensität nur in ihrem Mittelwerthe während eines gewissen Zeit- 
raumes geben, und die schnell wechselnden Aenderungen in demselben entgehen 
diesem Instrumente gänzlich, während der neue Apparat diese auf das befriedigendste 
nachweiset. Für alle sonstigen Anwendungen, z. B. um Magnetstäbe rücksichtlich ihrer 
