— 19 
magnetischen Stärke unter einander zu vergleichen; ferner, in Verbindung mit einem 
Multiplicator, für galvanometrische und telegraphische“ (vgl. Result. i. J. 1837 S. 17: 
„Gerade bei dieser Art des Telegraphirens u. s. w.“) „Zwecke, sind beide gleich 
brauchbar; ja in den beiden letztern Beziehungen hat der neue Apparat noch einen 
bedeutenden Vorzug, da man, wie schon bemerkt ist, in seiner Gewalt hat, ihn so 
nahe man will astatisch zu machen.“ ($$. 9 u. 63). 
Die Unterschiede zwischen den mechanischen Gesetzen, die bei beiden Appa- 
raten stattfinden, sind in $. 330 S. 179 aufgeführt. 
368. Es bleiben nun noch die speciellen Vergleichungen des Bifilarapparates in 
seiner Form als Elektrodynamometer mit andern zu elektrischen Untersuchungen 
angewandten Instrumenten anzugeben. — Da ist zuerst und allgemein hervorzuheben, 
dass das Erstere eine viel ausgedehntere Anwendung gestattet als die Uebrigen; sie 
erstreckt sich über zweierlei Gebiete: das elektrodynamische und das galvanometri- 
sche, und ist auf beiden ergiebiger. 
369. Auf dem elektrodynamischen Gebiete unterscheidet sich das Dynamo- 
meter von den frühern Apparaten Ampere’s und Anderer (S. 13 - 20) wesentlich: 
durch das Ein- und Ausleiten elektrischer Ströme, ohne dass die Einrichtung dazu 
Reibung oder andere Nachtheile mit sich führt; sodann dadurch, dass es ein bestimmtes, 
der Schwere entnommenes Directionsmoment besitzt; — und in Folge beider Punkte 
dadurch, dass es uns zu wirklichen Messungen der elektrodynamischen Kräfte (auch 
der schwächsten) befähigt, während jene Apparate nur kümmerlich die blosse An- 
wesenheit solcher Kräfte nachzuweisen vermögen. Es ist das erste und bis jetzt 
einzige in der That elektrodynamometrische Instrument. 
Zu gleicher Zeit ist es das erste, mit welchem wirkliche Messungen auf dem 
Gebiete der Volta-Induction ausgeführt worden sind, wiewohl zu diesen eine bi- 
filare Aufhängung nicht nothwendig ist. 
Einige andere Vergleichspunkte findet man in $. 15 S. W%. 
370. Um das Dynamometer mit den galvanometrischen Apparaten zu ver- 
gleichen, wollen wir zunächst zwei verschiedene Formen der Anwendung ins Auge 
fassen, die bei ihm auftreten. 
Erstens kann die Anwendung geschehen auf elektrodynamischem Wege ($. 351). 
Es unterscheidet sich dann das Dynamometer von den andern galvanometrischen Ap- 
paraten allgemein dadurch, dass die Wechselwirkung der elektrischen Ströme selbst 
es ist, welche bei ihm zur Bestimmung der Stromintensität benutzt wird; das Instru- 
