— 49 — 
ment ist folglich ein rein galvanisches oder elektrodynamisches Galvanometer, wäh- 
rend das gewöhnlich so genannte Galvanometer (ein von einem Multiplicator umge- 
bener Magnet) ein elektromagnetisches oder kurzweg magnetisches, das Voltameter 
ein elektrochemisches oder schlechthin chemisches Galvanometer ist (el. dy. Msb. 
S. 284-255). Dieser Ausspruch ist namentlich treffend, wenn (wie gewöhnlich) ein 
und derselbe Strom durch die feste und durch die Bifilarrolle geht, denn der Strom 
wird dann gleichsam an sich selbst gemessen (mit Hülfe des Directionsmomentes der 
Schwere versteht sich). 
371. Hieraus folgen charakteristische specielle Unterschiede. A. wenn die 
Stromrichtung in beiden Rollen geändert wird, so bleibt die Richtung der Ablenkung 
des Dynamometers dieselbe ($. 352). während bei den gewöhnlichen oder magneti- 
schen Galvanometern die Stromrichtung die Richtung der Ablenkung bedingt. Daher, 
wenn der Strom der durch die feste Rolle geht zugleich stets auch die Bifilarrolle 
durchfliesst, die merkwürdige und Hauptleistung des Dynamometers: die Messung der 
oscillirenden Ströme ($. 24 S. 26), und zwar, wegen der ungemeinen Empfindlich- 
keit des Instrumentes, auch der schwächsten; eben so die Erforschung anderer Vor- 
gänge ($. 25). Ein Unterschied also in Beziehung auf die Anwendung: 1. von den 
Galvanometern, die solche Ströme gar nicht einmal anzeigen können; 2. vom Vol- 
tameter, das nur sehr starke Ströme anzeigen könnte (S. 26 Nota), und von diesen, 
im Falle sie veränderlicher Stärke wären, nur einen Mittelwerth, wegen der längern 
Zeit welche erforderlich ist um eine bestimmbare Gasmenge zu erhalten. 
372. B. wenn ein und derselbe Strom beide Rollen des Dynamometers durch- 
fliesst, so ist die Wirkung proportional dem Quadrate der Stromintensität ($. 352), 
während sie bei allen andern galvanometrischen Instrumenten der Intensität selbst 
proportional ist. In Folge dieses Umstandes werden, wenn derselbe Strom an einem 
Galvanometer gemessen wird, Bestimmungen möglich, welche keines der beiden Instru- 
mente für sich allein gewähren kann: die der Stromintensität für einen gegebenen Au- 
genblick und der Dauer momentaner Ströme ($. 22); die der elektromotorischen Kraft 
einer galvanischen Kette unabhängig von der Polarisation ihrer Platten ($. 23); und die 
Messung der Dauer des elektrischen Funkens bei Entladung der Leidner Batterie, 
wenigstens wenn man sicher ist, dass alle Elektrieität durch die nasse Schnur geht 
(el. dy. Msb. S. 294—296). Endlich eröffnet das Dynamometer neue Wege zu an- 
dern elektrischen Untersuchungen, z. B. der Geschwindigkeit der Stromverbreitung 
(el. dy. Msb. S. 296). 
