373. Zweitens kann die galvanometrische Anwendung geschehen auf elektro- 
magnetischem oder kurzweg magnetischem Wege. Dies geschieht beim Bifilargal- 
vanometer ($$. 26, 2851-285). Der Unterschied zwischen demselben und andern 
magnetischen Galvanometern liegt darin, dass beim Erstern der Magnet fest ist, der 
Multiplicator hingegen beweglich (aufgehangen) ; sodann darin dass der feste Magnet 
nicht ein künstlicher Magnet sondern die Erde ist: es ist der Erdmagnetismus selbst, 
der ohne alle weitere Vermittlung auf den zu messenden Strom wirkt, und dadurch 
eine sichere und einfache Bestimmung sowohl der Stromintensität nach absolutem 
Maasse für jeden beliebigen Augenblick, als auch eines elektrochemischen Aequiva- 
lentes nach absolutem Elektricitätsmaasse möglich macht. Die Sinusboussole von 
Pouillet und die Tangentenboussole von Nervander sind hiezu nicht tauglich, wohl 
aber das von W. Weber erfundene und in Result. i. J. 1840 S. 83—90 beschriebene 
Instrument; das Voltameter gestattet nicht eine Bestimmung der absoluten Strominten- 
sität für jeden Augenblick, sondern nur mittlere Werthe für längere Zeiträume ($. 371). 
Weber gibt dem Bifilargalvanometer den Vorrang selbst vor einem mit Multiplicator 
versehenen Magnetometer, wenn es sich nicht bloss um relative, sondern um abso- 
Iute Bestimmung der Stromintensitäten handelt (el. dy. Msb. S. 303). 
374. Gemeinschaftlich mit den magnetischen Galvanometern hat das Dynamometer 
die unbeschränkte Anwendbarkeit der Multiplication ($. 15), deren Wirksamkeit durch 
Umschliessung des einen wirkenden Körpers durch den andern auf ein Maximum ge- 
bracht werden kann ($. 339). 
375. Alles zusammengefasst kann man sagen: die andern galvanometrischen In- 
strumente sind sehr bequem, einfach, transportabel; allein in sehr vielen Fällen ver- 
mögen sie das Dynamometer nicht zu ersetzen. 
376. Vergleichen wir nun noch die der Bifilarsuspension zugehörenden Instru- 
mente unter einander selbst (wobei wir natürlich die in den verschiedenen Zwe- 
cken begründeten wesentlichen Unterschiede auslassen). 
Beim Bifilarmagnetometer dienen die Aufhängungsdrähte nur dazu ein Direetions- 
moment zu liefern, beim Dynamometer noch überdies zur Zuleitung und Ableitung 
des Stromes. Beim Erstern gehören alle Anwendungen in die Klasse derjenigen bei 
welchen adjungirte Kräfte auftreten, bei der Hauptanwendung liegt die magnetische 
Axe rechtwinklig gegen den magnetischen Meridian, der Erdmagnetismus ist immer 
ein wesentliches Element. Beim Dynamometer fällt eine der Anwendungen, die als 
Bifilargalvanometer, nicht in obige Klasse, bei allen andern ist die magn. Axe im 
