— 19 — 
Weise, in welchem Sinne auch die Bewegung stattfinden möge, und mit Beibehaltung 
der freiesten Beweglichkeit des aufgehängten Körpers, mag er noch so schwer sein; 
sondern man kann auch bei einem und demselben Apparate das Verhältniss der Dre- 
hung zur Steigung oder die Art wie die Steigung zunimmt, und somit das Directions- 
moment, durch das Verhältniss der Länge zum Abstande der Fäden nach Belieben 
gross oder klein einrichten — und überdies jeden Augenblick auf die leichteste und ein- 
fachste Weise ändern, eine der Haupteigenthümlichkeiten der Bifilarsuspension. 
378. Als Vortheile unserer Methode erscheinen nun also: A. allgemein (SS. 
365, 377) die Messung von Kräften durch blosse Ablenkungen, folglich die Messung 
der Variationen (vgl. S. 13); zugleich die Anwendbarkeit von Schwingungen; die 
Verwendung der Schwere; die ungehinderte Beweglichkeit des aufgehängten Körpers 
mit allen ihren Vortheilen !); beliebige Empfindlichkeit; Einfachheit der Einrichtung 
und der mechanischen Gesetze; bequeme Regulirbarkeit des Directionsmomentes. — 
B. speciell beim Dynamometer: Stromleitung ($$- 12, 15, 369); Besitz des Direc- 
tionsmomentes (]. e.); Empfindlichkeit ($. 15); Multiplication ($$. 15. 374); die viel- 
seitige Anwendbarkeit ($. 368): Elektrodynamometrie und Induction ($. 369), Mes- 
sung der Ströme und elektrochemischer Aequivalente nach absolutem Maasse ($. 373). 
1) Diese Vorzüge sehr beweglicher Instrumente erstrecken sich weiler, als es beim ersten Anblicke 
scheinen könnte. A) es lassen sich Körper von grossem Gewichte anwenden, z. B. aufhängen. B) man 
kann Spiegel und Scale, und kann die Einrichtungen, wodurch die Empfindlichkeit vermehrt wird, an- 
bringen, was beides bei Instrumenten mit erheblicher Reibung ohne allen Nutzen wäre (z. B. bei einer 
Waage die Aenderung der Lage des Schwerpunktes). Es lassen sich daher a) sehr kleine Winkel in 
Gebrauch ziehen, sowohl bei Ablenkungen als bei Schwingungen; folglich «&) bei Leiztern die Beob- 
achtung mit kleinen Bögen, z. B. von 2- 3°, anfangen, bei denen man ohne Anwendung von Spiegel 
und Scale aufhören müsste, so dass die Reduction auf unendlich kleine Bögen wo nicht immer ent- 
behrlich, doch sehr abgekürzt wird; /£) in vielen Fällen vereinfachte Berechnungen u. s. w. erhalten, 
beim Bifilarapparate insbesondere eine aufs Höchste gesteigerte Verringerung sowohl der Abweichung 
der approximativen Verhältnisse oder Ausdrücke von den wahren (vgl. z. B. $$- 97, 160, 179), als 
auch der Einflüsse einer nicht ganz genauen Ausführung des Apparates ($$- 163, 16%). Es lassen sich 
b) sehr geringe Kräfte messen (z. B. schwache elektrische Ströme), folglich auch die ablenkenden 
Körper in grösserer Entfernung vom beweglichen Körper aufstellen; dadurch werden «) in den meisten 
Fällen die Gesetze der Wechselwirkung dieser Körper (z. B. das Gauss’sche bei Magneten) vereinfacht, 
und daher die Rechnungen nicht nur einfacher sondern auch sicherer (man hat z. B. beim obigen Ge- 
setze mil weniger Constanten zu {hun); £) die Fehler bei der Bestimmung der gegenseiligen Enlfer- 
nung jener Körper sind von geringerm Einflusse; y) ebenso die Fehler welche bei der gegenseiligen 
Stellung jener Körper begangen werden (z. B. nicht vollkommen gleiche Höhe über dem Horizonte, 
nicht vollkommen rechtwinkliges gegen einander Liegen der magnelischen Axen); d) endlich wird der 
Einfluss der Aenderungen, welche in Folge der Ablenkungen die Lage des beweglichen Körpers gegen 
den festen erleidet, vermindert, und um so mehr als diese Ablenkungen an und für sich schon klein sind. 
