237 
entfernt. Zwischen ihnen läuft eine dritte Röhre in den Mittelring, 
die ein Thermometer mit stabförmigem Quecksilber aufnimmt. Es ist 
= durch ein kurzes Stiick Gummischlauch mit 
der Röhre vereinigt. 
Der im ganzen nur 4 cm breite und 1 cm 
hohe ganz vernickelte Apparat wird auf den 
' geneigten Objekttisch des Mikroskops so gelegt, 
daß die ableitende Röhre nach oben, die ein- 
leitende nach unten zeigt. Der Glimmerspalt 
steht in Richtung des Stromes. Die in ihrer 
Wirkung zu untersuchende Lösung steig lang- 
sam von unten nach oben und drängt die Luft 
hinaus. Der Apparat ist sehr leicht und gründ- 
lich zu reinigen. Er ist bisher in über 200 
Versuchen erprobt und bewährt und ist auch 
als feuchte Kammer und, wie aus dem folgenden 
hervorgehen wird, als heizbarer Objekttisch zu 
benutzen, indem dann das obere Glimmerplätt- 
chen Objektträger wird. Auch kann man in 
den mittleren Ring eine ganze Anzahl von 
Röhren einlöten und hat dann die Möglichkeit, 
die Kammer mit vielen Gefäßen zu verbinden. 
Das oberste und unterste Plättchen durch 
rund geschnittene Deckgläschen zu ersetzen, 
geht wohl an; aber plötzlichem Druckwechsel 
halten diese nicht immer stand. 
Nachdem ich diesen Apparat für fast alle 
Versuche dieser Arbeit benutzt hatte, nabe ich 
dem mittleren Ringe eine andere Gestalt ge- 
Abb. 1. Abb. 2. 
geben, wodurch die Höhe der Kammer von 5,5 mm auf 2 mm sinkt. 
Die neue Form ist wohl aus der Abbildung, die einen Durchschnitt 
