238 
darstellt, verständlich. Sie ist aus reinem Nickel. Der obere und 
untere Ring werden in die entsprechende Vertiefung des mittleren, 
der sie umfaßt, gelegt. Dabei dringen die Schraubengewinde des 
unteren durch die Löcher des mittleren und oberen und werden hier 
mit der Schraubenmutter versehen. Die Glimmerplättchen liegen so 
wie beim ersten Apparat. Bei dieser zweiten Vorrichtung läßt sich 
in der Kammer kein Thermometer anbringen. Somit wird die erste 
Form des mittleren Ringes bei allen Versuchen unentbehrlich, in denen 
auch die Temperatur gemessen werden soll. 
Durch einen Dreiwegschwanzhahn, dessen einfache Durchbohrung 
mit jedem der drei Wege sich vereinigen kann, verbinde ich mit dem 
Zuleitungsrohr der Kammer drei Gefäße, deren Ausfluß wieder mit 
einem Glashahn versehen ist. Diesen habe ich an dem aufsteigenden 
Schenkel einer S-förmigen Röhre angebracht, damit der Strom von 
unten nach oben durch den Hahn fließt und etwa entstehende Luft- 
blasen von der engen Durchbohrung des Hahnes fortführt. Der Griff 
des Hahnes ist zu einem langen Glaszeiger gemacht, der auf einer 
Skala spielt. So kann man immer wieder schnell die Stromgeschwin- 
digkeit finden, die man früher angewandt hatte. Alle Hähne sind frei 
von Schmiermitteln. 
In den Weg zwischen Dreiweghahn und Glimmerzelle ist eine 
mit Zu- und Abfluß versehene Glaskugel von 1,5 cm Durchmesser 
eingeschaltet. Hier kann die durchfließende Lösung sehr rasch er- 
wärmt werden. Ihre Temperatur wird an der Kammer selbst an dem 
bis in die Nähe des Objekts vorgeschobenen Thermometer abgelesen. 
Die Regulierung der Wärme findet rasch statt, weil die Kugel klein ist. 
Der Abfluß aus der Glimmerzelle führt in eine unterm Tisch 
stehende Flasche. Für die Leitung sind Glasröhren ausgiebig, Gummi- 
schläuche wenig angewandt. Vom Ende der letzten Glasröhre, wo die 
relative Stromgeschwindigkeit durch Auffangen der in einer Minute 
durchfließenden Flüssigkeit gemessen wird, tropft die Lösung besser 
in eine dem Flaschenhals aufgesetzte Glimmertiite. An dem hörbaren 
Tropfenfall kontrolliert man dann leicht, ob der Strom noch dieselbe 
Geschwindigkeit hat, wenn man weiß, wieviel Tropfen in 10 Sekunden 
einer bestimmten Ausflußmenge pro Minute entsprechen. 
Die in ihrer Wirkung zu untersuchende Flüssigkeit wird kurze 
Zeit mit der Saugluftpumpe behandelt, damit nicht beim langsamen 
Strom Luftblasen sich absetzen: 1 Liter wird unter Schütteln eine 
Minute lang ausgepumpt. 
