92 P. Schiefferdecker: 
Zunächst sei es mir gestattet, diejenigen Mikrotome, welche ich 
entweder in natura oder nach guten Abbildungen in letzter Zeit 
kennen gelernt habe, einer näheren Besprechung zu unterziehen. 
Wenn man sich a priori überlegt, auf welche Weise man ein 
Mikrotom construiren könne, so sieht man leicht, dass eine ziemliche 
Menge verschiedener Constructionen möglich sind. 
Erstens kann man das zu schneidende Präparat an dem schnei- 
denden Theile, am zweckmässigsten also wohl einem Messer hin- 
führen oder umgekehrt. 
Zweitens kann man die Höhenverschiebung, welche nöthig ist, 
um nacheinander Schnitte abzutrennen, entweder an dem Präparat 
oder dem Messer ausführen. 
Drittens kann man das Messer, d. h. den eigentlich schnei- 
denden Theil desselben, entweder frei in der Luft führen, oder auf 
einer Ebene hingleiten lassen. 
Endlich sind noch verschiedene Arten der Befestigung des 
Präparats, der Gestalt des Messers, verschiedene Vorrichtungen zur 
Verringerung der Reibung zwischen Messer und Präparat u. S. w. 
möglich. So klein diese Unterschiede zu sein scheinen, so bedeutsam 
sind dieselben doch für die ganze Form und Brauchbarkeit des 
Apparats. 
Von Mikrotomen, bei denen das Präparat an dem Messer vor- 
beibewegt wird, kenne ich nur eines, es ist zufällig das neueste, 
construirt von W. Krause in Göttingen, und von ihm beschrieben 
im 2. Hefte des XI. Bandes dieses Archivs. An einem Metallge- 
stell befinden sich zwei senkrecht zu einander stehende Schrauben, 
von denen eine die Vorbeibewegung des Präparats parallel der Klinge 
eines feststehenden Rasirmessers, die andere die Höhenverschiebung 
des Präparates bewirkt. Dieses letztere ist eingeschlossen in eine 
Messingklammer mit durch Schrauben veränderlichem Lumen. Die 
Verringerung der Reibung wird durch Aufträufeln von Flüssigkeit 
bewirkt. 
Nach dem zweiten Hauptprineip: Vorbeibewegung des Messers 
an dem ruhenden Präparate sind eine ganze Menge von Mikrotomen 
construirt worden. 
Wir wollen beginnen mit dem von Leyser in Leipzig ver- 
fertigten Instrumente. Bei diesem wird das Messer gegen das Prä- 
parat bewegt, das Präparat wird der Höhe nach verschoben, das 
Messer wird frei in der Luft geführt. Ich habe dieses Mikrotom 
