100 P. Schiefferdeeker: 
halb die Mikrotome von den eigentlichen Forschern bisher nicht ge- 
nügend gewürdigt wurden. 
Die Bedingung 3a ist für das Krause’sche und Leyser’sche 
Mikrotom bereits ein unüberwindlicher Stein des Anstosses, denn beide 
sind nur bei kleinen Objecten anwendbar. Es bleiben nun noch 
übrig das Rutherford’sche, Gudden’sche und das meinige, denn 
auch das ursprüngliche, von James Smith construirte Instrument 
und das kleine von mir modifieirte erreichen ihre Leistungsgrenze 
bei Objecten von 2,5—3 Ctm. Durchmesser. 
Stellen wir die Bedingung 3 b, so fallen auch das Gudden- 
sche und Rutherford’sche Mikrotom fort und nur das meinige 
bleibt übrig. Das Rutherford’sche Mikrotom hat den grossen 
Uebelstand, dass man es eben nur als Gefriermikrotom benutzen 
kann, weil dieses die einzige Art ist, um Präparate in ihm so zu 
befestigen, dass man dieselben zweckmässig schneiden kann. 
Erstens ist nun aber für die meisten Gewebe, wenigstens wenn 
es sich um den feineren Bau handelt, das Gefrieren durchaus nicht 
gleichgültig, und dieses ist schon ein grosser Nachtheil, zweitens 
aber sind die Umständlichkeiten bei dem Gebrauche sehr gross, denn 
es ist in der 'That gar nicht leicht, ein Object von mehreren Ctm. 
Durchmesser zum gleichmässigen Gefrieren zu bringen und dann 
beim Schneiden in diesem Zustande zu erhalten, namentlich im 
Sommer; jedenfalls kostet es immer stundenlange Vorbereitungen. 
An einem ähnlichen Fehler leidet auch das Gudden’sche 
Mikrotom, ein so brauchbares Instrument es sonst auch ist. Man 
muss bei demselben ein jedes Präparat eingiessen, um es zu be- 
festigen. Auch dieses geht nicht schnell, denn da die erste Masse 
beim Erkalten sich zusammenzieht, so muss man immer noch ein 
zweites oder gar drittes Mal von der Masse nachgiessen, bis das 
Präparat dem Cylinder anliegt. Auch hier geht also viel Zeit und 
Mühe verloren. Es ist aber auch sonst durchaus nicht immer ange- 
nehm, ein Präparat mit einer bestimmten Einbettungsmasse umgeben zu 
müssen, weil dasselbe darunter leiden kann. Da ferner die meisten 
Einbettungsmassen, wie Paraffın, Wachs und Oel, Flemmigsche 
Seife ete. sich in Alkohol lösen, die Anwendung von Leim und Gummi- 
lösungen aber sowohl wegen der Haftens dieser an dem Metallcylinder, 
als auch wegen ihrer in vielen Fällen unbequemen Consistenz sich 
verbietet, so ist man bei @Gudden stets genöthigt, den oberen Teller 
mit Wasser zu füllen und unter diesem zu schneiden, während Al- 
