102 P. Schiefferdecker: Ueber ein neues Mikrotom. 
Gudden(gelief.vonHermannKatschin München) 
grösster Apparat von 15,5 Ctm. Cylinder-Durchmesser 252 Mk. 
Mittlerer Apparat von 6,5 Ctm. Cylinder-Durchmesser 100 » 
Kleiner Apparat von 3,5 Ctm. Cylinder-Durchmesser 72 » 
Rutherford (geliefertvon Baker inHolborn(London) 52 » 
James Smith (von mir modifieirt, geliefert von 
Mechanikus Maier in Strassburg i. E., Krämergasse 9, 
ohne Messer, da jedes Rasirmesser dazu zu gebrauchen, 
Cylinderöffnung 2,5 Ctm.) . . . 18 » 
Schiefferdecker (ee von demselis Me- 
chanikus, Cylinderöffnung 7,5 Ctm. also entsprechend dem 
mittleren Gudden’schen, mit Messer von 27 na 
und 5 Ctm. Breite der Klinge, Wr Me 68 » 
Dazu, auf Wuusch, ein zweites kleineres een von 
27 Ctm. Länge und 3 Ctm. Breite der Klinge... . 2» 
Dazu ferner verschiedene grosse Blechformen zum Eingiessen 
von Präparaten in Einbettungsmassen zu verschiedenen Preisen. 
Also auch in Bezug auf den Preis stellen sich die beiden 
letzten bei Weitem am besten. 
Nach dem bisher Gesagten glaube ich also berechtigt zu sein, 
meine Ansicht dahin anszusprechen, dass die für einen Histologen 
zweckmässigsten Instrumente die beiden letztgenannten sein dürften. 
Er wird mit denselben fast in allen Fällen ausreichen. Wünscht man 
speciell Schnitte von Menschenhirnen oder grossen Thierhirnen (Rind, 
Pferd etc.) zu machen, so halte ich für das beste Instrument das 
grösste Gudden’sche mit 15,5 Ctm. Cylinderdurchmesser, da ich 
mich von den ausgezeichneten Leistungen persönlich überzeugt habe, 
und nicht weiss, ob mein Instrument auch bei einer Vergrösserung 
bis zu diesem Cylinderdurchmesser noch gute Schnitte liefern wird. 
Zum Schlusse möchte ich noch erwähnen, dass in dem hiesigen 
anatomischen Institute von Prof. Waldeyer das kleine modificirte 
Instrument von James Smith und das meinige, und in der Irren- 
anstalt Stephansfeld bei Strassburg das letztere bei Hrn. Dr. Stark 
seit längerer Zeit mit günstigem Erfolge in Gebrauch sind. 
