Kurze Mittheilung, mein Mikrotom betreffend. 
Von 
Dr. P. Schiefferdecker, 
Assistent an dem anatomischen Institute zu Strassburg. 
In Bd. 12 Heft 1 dieses Archivs hatte ich vor einiger Zeit 
Gelegenheit, ein Mikrotom zu beschreiben, welches ich für praktisch 
genug hielt, um seine allgemeinere Einführung in den anatomischen 
Apparatenschatz befürworten zu können. Dasselbe scheint Anklang 
gefunden zu haben, denn eine Reihe von solchen Instrumenten ver- 
schiedener Grösse sind nach den verschiedensten Universitäten Deutsch- 
lands und des Auslandes bestellt worden. Es war daher um so mehr 
meine Aufgabe, etwaige Unvollkommenheiten, die demselben noch 
anhafteten, zu verbessern. Eine solche war der feststehende, über * 
die Schnittplatte hervorragende Zeiger, welcher eine allseitige 
Messerführung unmöglich machte, und so hinderte, ein Präparat von 
einer Seite her anzugreifen, die man erst nach dem Einklemmen 
desselben für die günstigste erkannte. Machte man diesen Zeiger 
so kurz, dass er auch bei dem tiefsten Stande der Platte 
nicht über diese hervorragte, wie es bei manchen Exemplaren des 
Mikrotoms auf Wunsch der Besteller geschah, so leistete derselbe 
wieder bei hochstehender Platte sehr schlechte Dienste. Ich habe 
daher jetzt die Einrichtung getroffen, dass dieser Zeiger beweglich 
gemacht worden ist und in Folge dessen je nach dem Stande der 
Platte selbst in deren Niveau eingestellt werden kann. Es ist dieses 
dadurch erreicht worden, dass ich bei den kleinen Mikrotomen den 
Zeiger an einer die Mikrotomröhre aussen umfassenden federnden 
Messinghülse, der durch einen Stift ein fester Gang angewiesen ist, 
befestigen liess. Man schiebt nun jedesmal bei der Niveaueinstellung 
