792 P. Schiefferdecker: Kurze Mittheilung, mein Mikrotom betreffend. 
der Platte den Zeiger so weit herauf, dass er mit einer kleinen an 
ihm befindlichen Platte an die untere Seite der Schnittplatte anstösst. 
Ist dieses einmal geschehen, so kann man ruhig darauf losschneiden, 
denn bei dem Herunterdrehen der Platte steigt der Zeiger stets von 
selbst im gleichen Grade herab, schon durch die Bewegung der 
Schnittplatte selbst. Ich habe ein solches Mikrotom selbst seit 
mehreren Wochen probirt und finde es durchaus brauchbar. Eine 
ähnliche Einrichtung ist bei dem grossen Mikrotom angebracht wor- 
den, nur dass hier nicht der Zeiger an einer federnden Hülse be- 
festigt ist, was zu viel Reibung geben würde, sondern dass er als 
dreieckiger Stift in einer federnden Hülse läuft. Die Herabbewegung 
wird hier gleichfalls durch das Drehen der Schnittplatte selbst be- 
wirkt. 
Die mit der eben beschriebenen Einrichtung versehenen Appa- 
rate liefert Herr Mechanikus Maier hierselbst zu demselben Preise 
wie die früheren. 
Ebenso ist derselbe erbötig, die neue Einrichtung an den bereits 
gelieferten ältern Apparaten gegen ein Geringes anzubringen. 
