172 Toldt: 



miren des Ballons kann man wohl dieses Sinken des Druckes wie- 

 der corrigiren, aber nur in unzulänglicher Weise; selbst wenn man 

 ein Manometer am Apparate anbrächte, das die jeweilige Stärke des 

 Druckes ersichtlich machte. Ohne Manometer wäre der Apparat zu 

 feineren Injectionen überhaupt nicht brauchbar. Es ist auch die 

 Art und Construction der Ventile sehr massgebend, da das Oeffnen 

 eines solchen schon an und für sich einen gewissen Druck erfordert. 

 Betrüge dieser z. B. 6 Mm. Quecksilber, so wäre es nicht möglich, 

 eine Steigerung des Druckes im Apparate um bloss 5 Mm. auszu- 

 führen. Ganz illusorisch ist es endlich, durch grössere oder gerin- 

 gere Verengerung einer Stelle des Ausflussrohres mittelst eines 

 Hahnes den Druck reguliren zu wollen, wie Verfasser dies angiebt. 

 Den Ausfluss der Injectionsmasse könnte man allerdings mit einem 

 solchen Hahne reguliren, aber auch diess nur dann, wenn die Injec- 

 tionsmasse frei, ohne Hinderniss ausflösse; sowie jedoch der Ausfluss 

 einen Widerstand findet, wie das selbstverständlich bei jeder Injec- 

 tion der Fall ist, gleicht sich der Druck der Flüssigkeit vor und 

 hinter dem Hahne mehr und mehr aus, und ist der Widerstand 

 stark genug, so wird endlich der Druck, unter welchem die Flüssig- 

 keit hinter dem Hahne steht, ebenso gross wie vor dem Hahne sein, 

 wie der Hahn auch gestellt sein möge. 



Damit während der ganzen Dauer der Injection der Druck 

 durch den Apparat selbst constant erhalten werde, und zwar ganz 

 unabhängig von dem schnelleren oder langsameren Ausströmen der 

 Injectionsmasse, hat Prof. Hering die Einrichtung getroffen, dass 

 die die Compression bewirkende Flüssigkeit aus einer Mariotte'- 

 schen Flasche ausfliesst, und dass die Röhre, welche zum Windkessel 

 führt, nicht bis auf den Boden desselben reicht und unter die Flüs- 

 sigkeit taucht, sondern dicht über dem Stöpsel nach oben umgebogen 

 mündet, so dass die einströmende Flüssigkeit tropfenweise auf den 

 Boden des Windkessels herabfällt und durch ihr Ansteigen in dem- 

 selben die drückende Flüssigkeitssäule nicht geändert werden kann. 

 Erst so wurde es möglich, mit wirklich constantem Druck zu arbeiten. 



Ein derartiger Apparat besteht nun aus drei ungefähr gleich 

 grossen Glasgefässen, von denen das erste als Mariotte'sche Flasche, 

 das zweite als Windkessel und das dritte, welches übrigens auch 

 beliebig klein sein kann, als Behältnis für die Injectionsmasse dient x ). 



1) Die schematische Abbildung eines solchen Apparates zeigt Fig. II. 



