Dio Injecticm untor messbarem Drucke. 179 



tionsflasche in Verbindung gesetzt ist, wird alles Quecksilber in der 

 Mariotte' sehen Kugel gesammelt, indem man, wie bereits erwähnt, 

 derselben durch Drehung die tiefstmögliche Lage giebt, während das 

 Schliessrohr offen steht. Nun wird der Apparat auf den gewünsch- 

 ten Druck eingestellt, das Schliessrohr. so wie der nicht benützte 

 Arbeitsschlauch zugeklemmt, worauf bald die lnjectionsmasse zur 

 Kanüle austiiesst. Um keine Beimengung von Luft in derselben zu 

 erhalten, kann man die ersten Tropfen opfern. Dann wird der 

 Kautschukschlauch in einiger Entfernung von der Kanüle mit einer 

 gewöhnlichen Schieberpincette abgeklemmt und ist nun zum Ein- 

 binden in das zu injicirende Gefäss bereit. Ist letzteres geschehen, 

 so nimmt man die Klemmpincette ab, und die Injection geht vor 

 sich. An dem tropfenweisen Ablaufen des Quecksilbers in die Wind- 

 kugel, so wie in dem Aufsteigen von Luftbläschen durch das Queck- 

 silber der Mariotte'schen Kugel hat man ein Kriterium für das 

 Fortschreiten der Injection. Es ist natürlich nach der Verschieden- 

 heit des Objectes und der lnjectionsmasse der passende Druck ein 

 sehr verschiedener, jedoch lernt man bald denselben für jedes ein- 

 zelne Injectionsobject kennen. Im Allgemeinen und bei Objecten, 

 deren Eigenthümlichkeit in dieser Beziehung man noch nicht kennt, 

 thut man gut, mit geringem Drucke zu beginnen und je nach Er- 

 forderniss langsam und allmählig zu steigern. 



Ist das Injectionsobject sehr gross und der verwendete Druck 

 sehr stark, so kann es geschehen, dass vor Vollendung der Injection 

 alles Quecksilber bereits aus der Mariotte'schen Kugel abgelaufen 

 ist. In diesem Falle hat man einfach den arbeitenden Schlauch ab- 

 zuklemmen, dann das Schliessrohr zu öffnen und den Apparat ganz 

 umzudrehen. Ist dann alles Quecksilber wieder in die Mariotte'sche 

 Kugel zurückgelaufen, so klemmt man das Schliessrohr zu und stellt 

 wieder auf den früher innegehabten Druck ein. Erst wenn das 

 Quecksilber zu fliessen aufgehört hat, also die in der Windkugel 

 enthaltene Luft die dem Drucke entsprechende Spannung wieder 

 besitzt, öffnet mau auch den arbeitenden Schlauch. Während dieser 

 ganzen Manipulation, die übrigens nur kurze Zeit in Anspruch nimmt, 

 geht die Injection ihren Gang fort, da die in der Flasche abgesperrte 

 gespannte Luft an und für sich so lange Flüssigkeit austreibt, als 

 sie nicht mit dem entgegengesetzten Hindernisse im Gleichgewichteist. 



Will man die Injection unterbrechen, so öffnet man das Schliess- 

 rohr. oder klemmt den arbeitenden Schlauch ab, nimmt die Kanüle 



