180 Toldt: 



heraus und lässt durch einfaches in die Höheheben derselben sammt 

 dem arbeitenden Schlauche die in letzterem noch befindliche Injec- 

 tionsmasse in die Flasche zurückfliessen. 



Will man unmittelbar nach der ersten Injection noch eine zweite 

 mit anderer Masse vornehmen, so spannt man die zweite Inj ections- 

 flasehe vor den zweiten Arbeitsschlauch, und öffnet dann den letz- 

 teren, während man den ersten Schlauch abklemmt oder offen lässt, 

 je nachdem die erste Injection fortgesetzt oder unterbrochen werden 

 soll. Natürlich können zwei Injectionen zu gleicher Zeit nicht unter 

 verschiedenem Drucke vor sich gehen. 



Es kommen nun noch einige Vorsichtsmassregeln zu besprechen, 

 welche bei der Handhabung des Apparates eingehalten werden müs- 

 sen, soll die Injection gut und ohne Störung zu Ende geführt 

 werden. Man untersuche von Zeit zu Zeit, ob alle Kautschukschläuche 

 vollkommen luftdicht sind, da es manchmal vorkommen könnte, dass 

 einer derselben durch den langen Gebrauch, oder aus welcher Ur- 

 sache immer rissig geworden wäre. Es geschieht diess einfach auf 

 die Weise, dass man den Apparat auf den höchsten Druck einstellt, 

 und sämmtliche aus der arbeitenden Kugel führenden Schläuche an 

 ihrem Ende abklemmt Ist alles in Ordnung, so muss, wenn die 

 Luft in der Windkugel und den Schläuchen die maximale Spannung 

 erlangt hat, das Abfliessen des Quecksilbers vollkommen aufhören. 

 Ist diess nicht der Fall, so taucht man jenes Stück des Schlauches 

 in welchem man den Defect vermuthet, im Wasser, wo man dann 

 an dem Entweichen der Luftblasen genau die schadhafte Stelle er- 

 kennt; ein solcher Schlauch müsste natürlich durch einen neuen 

 ersetzt werden. 



Um die Schläuche zu schonen, halte man stets alle Klemmen 

 offen, so lange der Apparat nicht benutzt wird. In entsprechender 

 Weise untersucht man auch den genauen Verschluss der Injections- 

 flasche und der etwa mit den Kanülen beuutzten Schrauben; ein 

 ganz geringer Defect an letzteren schadet zwar nicht dem Gelingen 

 der Injection, wohl aber der dabei wünschenswerthen Reinlichkeit. 



Während der Injection kann man ohne Weiteres jede beliebige 

 Steigerung des Injectionsdruckes vornehmen; will man jedoch von 

 einem starken Drucke auf einen schwächeren übergehen, so klemme 

 man den arbeitenden Schlauch ab und öffne das Schliessrohr, dann 

 erst drehe man den Apparat zurück, weil bei geschlossenem Appa- 

 rate die noch stärker gespannte Luft in der Windkugel ganz nach 





