Mikrographische Mittheilungen. 287 



bei Bewahrung aller seiner vortrefflichen ändern Eigenschaften an 



Auflösungsvermögen bedeutend gewonnen hat. so steigt der Preis 

 auf circa 70 Thaler. Es bildet dann aber diese Nr. auch eine Zu- 

 sammenstellung, welche in mechanischer, wie optischer Beziehung 

 kaum Etwas zu wünschen Hesse. Namentlich dürfte es sich auch 

 seiner Compendiosität halber als Reisebegleiter empfehlen. 



Wasserlein in Berlin, welcher sich nach der Trennung von 

 Beneche vorzugsweise mit dem Baue kleiner und billiger Mikros- 

 kope befasste, hat sich in neuerer Zeit auch auf die Herstellung 

 stärkerer Objektivsysteme und grösserer Stative verlegt. Ueber 

 letztere, welche im Allgemeinen einen anzuerkennenden Fortschritt 

 dieses Optikers bekunden, werde ich in dem erwähnten Nachtrag- 

 hefte näher zn berichten haben, hier erwähne ich dem mir gesteck- 

 ten Ziele gemäss nur die mittleren Mikroskope. Eine ganz empfeh- 

 lenswerthe Zusammenstellung dieser Art bildet das Mikroskop a. 1. 

 des Preisverzeichnisses. Es ist dies ein kleines dem Stativ D von 

 Beneche ähnelndes Hufeisenstativ mit den Objektivsystemen 4. 7 

 und 8, und den Okularen 1. 2 und 3 nebst Okularmikrometer zum 

 Einlegen. Die Vergrößerungen gehen von 45 bis zu 600 und der 

 Preis beträgt 30 Thaler. 



Ein für den praktischen Mediziner höchst zweckmässiges und 

 enipfehlenswerthes Instrument bildet desselben Optikers sogenann- 

 tes Polarisationsmikroskop. Das Stativ ist ein kleines Hufeisen- 

 stativ mit schmalem Objekttische. Die feine Einstellung befin- 

 det sich an dem letztereu und wird durch einseitige Hebung der 

 obern Platte bewerkstelligt (nach v. Mohl). Der Beleuchtungs- 

 apparat wird von einem seitlich nicht beweglichen Hohlspiegel und 

 einer verschiebbaren Cylinderblendung gebildet. Der optische Ap 

 parat besteht aus den Systemen 4 und 7 und 2 Okularen mit Oku- 

 larmikrometer zum Einlegen. Die Bilder sind klar und gut begrenzt 

 und die Vergrößerungen steigen von 30- bis zu 400fach. Für Un- 

 tersuchungen in polarisirtem Lichte werden zunächst zwei Nicol' sehe 

 Prismen hinzugefügt , von denen der Analysator Kreistheilung 

 besitzt. Ferner gehören dazu ein oben und unten mit genau 

 schlicssendeu. abschiebbaren (ilasplatten versehenes als Saccharometer 

 zu gebrauchendes Glasrohr und eine links- und rechtsdrehende Quarz- 

 platte. So bietet diese Zusammenstellung ein Instrument, welches 

 einerseits für die gewöhnlichen pathologischen Untersuchungen voll- 

 kommen ausreichen dürfte, andererseits aber, da das Saccharometer 



