2PP 



L. Dippel: 



schon ganz kleine Mengen von Zucker anzeigt und gemäss der am 

 Analysator angebrachten Kreistheilung nach Prozenten bestimmen 

 lässt, mit Vortheil bei Untersuchungen des Harnes auf seinen Zucker- 

 gehalt verwendet werden kann. 



Von den in den letzten Jahren neu gebauten Neben apparaten 

 möchte ich vorzugsweise auf die kleine Luftpumpe für mikroskopische 

 Zwecke und die Camera lucida mit zwei Prismen aufmerksam 

 machen, welche beide aus der Werkstätte von Zeiss hervorgegan- 

 gen sind. 



Erstere kann an den Arbeitstisch ange- 

 schraubt werden (s. Fig. nebst Erklärung) 

 und ist zunächst dazu bestimmt, aus den 

 fertigen Präparaten, wie sie auf dem Ob- 

 jektträger und unter Deckglas liegen, die 

 Luft zu entfernen. Dieselbe kann aber auch 

 ausserdem zu den mancherlei andern Zwecken 

 benutzt werden, wozu man bisher die früher 

 von Schacht empfohlene auf Seite 265 des 

 ersten Bandes meines Mikroskopes beschrie- 

 bene Luftpumpe gebrauchte. Das vorliegende 

 Instrument kann aber, letzterer gegenüber, 

 als eine grosse Vorzüge besitzende Verbes- 

 serung betrachtet werden; denn erstenslsind 

 durch den Steuerhahn, welcher während der 

 Evacuation durch die freie Hand leicht ver- 

 mittelst eines Hebels regiert werden kann, 

 alle jene Uebelstände als beseitigt zu betrach- 

 ten, welche die leicht verderblichen, steter 

 Erneuerung bedürftigen Ventile mit sich 

 bringen, und dann kann das Präparat, während 

 es sich in dem oben und unten durch zwei 

 starke, sonst matte, in der Mitte durchsichtige 

 Glasplatten geschlosseneu Recipienten befin- 

 det, von unten mittelst eines Planspiegels be- 

 leuchtet und durch eine auf einem horizontal 

 und vertikal beweglichen Arme befindliche 

 starke Lupe fortwährend beobachtet werden. 

 Die beigegebene Profil-Zeichnung mit deren 

 Erklärung werden eine nähere Beschreibung 



A Schraube zum Fest- 

 schrauben an den Tisch. 

 K Kolben. St Stiefel. 

 R Recipient. G Glasplatte 

 zum luftdichtenVerschluss 

 des Recipienten. H Steuer- 

 hahn, a a Stahlstifte zum 

 Aufhalt des Hahnreibers 

 (R und A dienen als Wei- 

 ser zur Stellung des Hah- 

 nes) Sp Spiegel. L Lu- 

 pentrager. P Messingplatte 

 zum Festhalten der den 



Recipient von unten 

 schliessenden Glasplatte. 



