Mikrographische Mittheilungen. 280 



aanöthig machen und darf ich mich wohl auf eiüige Worte in Be- 

 zug auf den Gebrauch beschränken. 



Um den Recipienten luftdicht zu schliessen, wird der Rand 

 desselben mit reinem Talg beschmiert und die Glastafel mit der 

 matten Seite darauf gedrückt, wobei genau darauf zu achten ist. 

 dass die mattgeschlitf'ene Metallfläche in einem gleichmässigen Grau 

 und nicht durch weisse Flecken unterbrochen erscheint, was andeuten 

 würde, dass sich zwischen letzterer und der (ilasplatte noch Luft 

 befinde. Wahrend nun der Kolben seine höchste Stellung einnimmt, 

 wird der Hahn so gestellt, dass der Anschlag den Stahlstift R berührt, 

 also der Stiefel mit dem Recipienten in Verbindung steht. Nachdem 

 hierauf der Kolben nach abwärts gezogen ist. setzt man den Stiefel, 

 indem man den Hahn so stellt, dass der Anschlag den Stift A be- 

 rührt, mit der äussern Luft in Berührung und schiebt den Kolben 

 wieder in die Höhe. Durch mehrmalige rasch aufeinanderfolgende 

 Wiederholung dieser Manipulation wird man bald zu einem Punkte 

 gelaugen, wo die Luft wegen des schädlichen Raumes nicht mehr 

 weiter verdünnt werden kann, ohne dass vielleicht das Präparat 

 noch vollkommen von Luft entleert wäre. Um nun eine möglichst 

 vollkommene Entleerung herbeizuführen, setze man den Recipienten 

 nicht sogleich mit dein Stiefel in Verbindung, wenn der Kolben seine 

 höchste Stellung erreicht hat, sondern thue diess erst dann, wenn 

 letzterer schon wieder etwa 1—2 Zoll herabgezogen ist. 



Um nach beendigter Arbeit wieder Luft in den Recipienten 

 treten zu lassen, stelle man den Kolben tief und bringe ersteren 

 nur ganz allmälig mit dem Stiefel in Verbindung. Um eine Be- 

 schmutzung der Glasplatte mittelst des an den Rändern befindlichen 

 Talges zu vermeiden, entferne man diese nicht durch zur Seite 

 Schieben, sondern lasse sie durch den Luftdruck abheben, indem 

 man, während der Hahn die Stellung R einnimmt und der Glasplatte 

 ein Paar Finger aufgelegt werden, den Kolben in die Höhe schiebt. 



Geht der Kolben nach längerem Gebrauche etwas zu leicht, so 

 nimmt man ihn heraus (indem man die Platte losschraubt), steckt 

 ihn in warmes Wasser von 30—40° R. und bestreicht ihn dann mit 

 etwas reinein Talg oder Olivenöl, wobei darauf zu achten ist, dass 

 man kein Uebermass dieser Materialien anwendet, weil dadurch 

 leicht die feineren Luftwege verstopft und die Pumpe unbrauchbar 

 gemacht werden könnte. 



Das Instrumentchen. von dessen Zweckmässigkeit ich mich 



