Jos. Schöbl: Ein neues Präparations-Mikroskop. 165 



Ein neues Präparations-Mikroskop. 



Von 

 Dr. Jos. Schöbl in Prag. 



Hierzu Tafel XIII. 



Das vorliegende Instrument, welches ich mir zu meinen letz- 

 ten Arbeiten eigens construirte, leistete mir so vorzügliche Dienste, 

 erleichterte mir so wesentlich die schwierigsten Präparationen mit 

 Ersparniss mehr als der halben Zeit, die ich bei Anwendung an- 

 derer Instrumente benöthigt hatte, dass ich glaube nicht Unrecht zu 

 thun, wenn ich Beschreibung und Abbildung desselben den geehrten 

 Collegen vorlege. 



Das Instrument ruht auf einer massiven möglichst schweren 

 Metallplatte von rechteckiger Gestalt von beiläufig 17 cm Länge 

 und 12 cm Breite. In der Mitte des Hinterrandes dieser Platte 

 erhebt sich eine massive Messingsäule von 12 cm Höhe, welche in 

 ihrer untern Partie in der bei Mikroskopen üblichen Weise einen 

 beweglichen Hohlspiegel trägt. Auf dieser Säule in der Mitte 

 des Hinterrandes eingefügt ruht ein massives Messingtischchen 

 von 22 cm Länge und 12 cm Breite, welches in der Mitte eine 

 Oeffnung von 2 cm für die Beobachtung bei durchfallendem Licht 

 besitzt, unterhalb welcher sich eine Drehscheibe mit verschiede- 

 nen Blendungen befindet. An den beiden Seiten des Tischchens 

 sind Messingklammern angebracht zum Festklemmen von Glasta- 

 feln oder Korkplatten, welche je nach Bedarf bei der Präparation 

 angewendet werden. 



Von der vorderen linken Ecke des Tischchens aus erhebt 

 sich eine starke Messingsäule von 16 cm Höhe, an welcher sich 

 fünf Messingkugeln von 2V2 cm Durchmesser beweglich und um 

 ihre Axe drehbar befinden, von denen jede durch eine Stellschraube 



