128 Fr. Merkel: Die Mikroskope von R. Winkel in Göttingen. 
Preise der Stative. 
Nr. II. Tubus-Verstellung mit Triebschraube . . . . 48 Thlr. 
„ II. Runder drehbarer Objecttisch . . . . . ABl, 
„» IV. In der Form an die Merz’schen Stative Een ra 
»  V. Aehnlich dem kleinen Hufeisenstativ Hartnacks 22 Ä, 
„ VI. Kleines Arbeitsmikroscop . . . . a DANN 
Kasten und Etui 2 Rthlr. 25 Gr. — 4 Rthr. 
Die Fassung der Systeme ist die gewöhnliche, doch verdient 
hervorgehoben zu werden, dass die Correctionsvorrichtung bei Nr. 9 
die innere Linse verschiebt, und also den äussern Umfang der 
Fassung nicht verändert. Stärkere Systeme mit Immersion sind, wie 
bemerkt, in Arbeit und werden demnächst fertig gestellt werden. 
Die Oculare sind mit nicht geringerer Sorgfalt behandelt, wie 
die Objektivsysteme und sind so lichtstark, dass auch stärkere Ocu- 
larvergrösserungen mit sehr gutem Erfolg benutzt werden können. 
Was schliesslich die Stative betrifft, so sind die Spiegel in der 
gewöhnlichen Weise nach allen Seiten beweglich, doch vertical nicht 
verschiebbar. Alle Stative haben die bekannte Schlittenvorrichtung 
für Einsetzung des Diaphragmas, nur Nr. VI ist mit einer dreh- 
baren Scheibe versehen. Auch hat dieses Mikroskop einen verstell- 
baren Tisch, nach einer verbesserten Einrichtung, während an den 
übrigen Stativen die Mikrometerschraube den Tubus bewegt. Wenn 
nun auch dieses Nr. VI, welches ausserdem unter allen Stativen 
allein keinen ausziehbaren Tubus besitzt, mancherlei Mängel hat, 
die der verwöhnte Mikroskopiker schwer empfindet, so ist es doch 
für das Publicum, auf welches es berechnet ist, das Studentenpubli- 
cum, wegen Billigkeit und Einfachheit sehr geeignet, und auch für 
den Gebrauch bei mikroskopischen Cursen zu empfehlen. Für Unter- 
suchungszwecke wurde bis jetzt Stativ Nr. IV am bequemsten 
befunden. 
