426 Dr. E. Abbe: 
ist die theoretisch unerlässliche Voraussetzung einer genügenden 
Compensation der bekannte Constructionstypus, nach welchem eine 
unachromatische, nahezu halbkugelige Frontlinse mit einer stark 
übercorrigirten Linsengruppe verbunden wird. Seine Erfindung 
(durch Amici?) muss als die eigentliche Grundlage aller neueren 
Fortschritte in der Vervollkommnung des Mikroskops angesehen 
werden. 
Für das Trockensystem ergiebt sich eine ziemlich bestimmte 
Grösse der freien Oeffnung — 105 bis 110° —, über welehe hinaus 
eine hinreichende Einschränkung der sphär. Aberration auf keine 
Weise mehr möglich ist, wenn nicht der freie Objectabstand des 
Mikroskops unter das äusserste für den Gebrauch unentbehrliche 
Minimum vermindert werden soll. — Die Anwendung der Immer- 
sion dagegen gewährt, bei richtiger Benutzung der hierdurch einge- 
führten neuen Verhältnisse, die Möglichkeit, die Correction der 
sphär. Abweichung für sehr viel grössere Oeffnungswinkel genügend 
auszuführen, und zwar selbst für solche Beträge, welche das beim 
Trockensystem geometrisch mögliche Maximum (180°) noch etwas 
überschreiten. In dieser Möglichkeit sehr grosser Oeffinungswinkel, 
unbeschadet gleichmässiger Correction, und in der Ver- 
minderung der Lichtverluste, welche die Reflexion an der untersten 
Linsenfläche namentlich für die schief einfallenden Strahlen herbei- 
führt, liegen die einzigen wirklichen Vortheile der Immersions- 
methode; Alles was man ausser diesen noch als Vorzüge derselben 
geltend gemacht hat, beruht auf Missverständnissen. Das Folgende 
aber wird zeigen, dass diese beiden Unterschiede grade ausreichen, 
um die notorische Ueberlegenheit der Immersionssysteme vollkommen 
zu erklären. 
Die mathematische Theorie liefert ferner einige praktisch wich- 
tige Aufschlüsse über die Form, in welcher bei incorreeten Construc- 
tionen, welche ein merkliches Residuum sphärischer Aberration übrig 
lassen, dieses zur Erscheinung kommt. Wie verschieden auch im 
einzelnen Falle der thatsächliche Verlauf der Strahlen in der Nähe 
ihres schematischen Vereinigungspunktes sein mag, immer lässt sich 
derselbe durch blosse Veränderung einer Linsendistanz im System 
(wie z. B. die Deckglascorrection herbeiführt) so umgestalten, dass 
der centrale Theil und die äusserste Randzone des Objectivs richtig 
zusammenwirken, während die zwischenliegende mittlere Zone als- 
dann mehr oder minder übercorrigirt bleibt. Zugleich aber zeigt 
