Beiträge zur Theorie des Mikroskops. 427 
sich, dass kein äusseres Hilfsmittel eine solche typische Corrections- 
differenz, wo sie einmal vorliegt, beseitigen oder auch nur ver- 
mindern kann. Weil sie in den Krümmungs- und Brechungsver- 
hältnissen der untersten Linsen des Objectivs wurzelt, leisten ihr 
gegenüber alle. Vorrichtungen, durch welche man auf die Verbesse- 
rung der Aberrationen hat einwirken wollen — besondere Corrections- 
gläser oberhalb der Objective oder besondere Constructionen des 
Oculars — im günstigsten Falle nur dasselbe, was auch die Ver- 
änderung der Linsendistanzen durch eine Correctionsfassung mög- 
lich macht. Sie gestatten, den vorhandenen Aberrationsrest zwischen 
Mittel und Rand der freien Oeffnung gleichsam hin und her zu 
schieben und auf diese Weise irgend eine einzelne Zone des Objeetivs 
auf Kosten der übrigen vorübergehend mehr oder minder aber- 
rationsfrei zu erhalten. — Einrichtungen wie der von Royston- 
Pigott ausgedachte »aplanatic searcher« entspringen aus einer voll- 
ständigen Verkennung der wirklichen Sachlage. Sie stützen sich auf 
einen Begriff von sphärischer Aberration, der — weil er nur Spielraum 
lässt für die einfache Alternative: übercorrigirt oder untercorrigirt 
— mit sammt der ganzen darauf gebauten Theorie der aplanatischen 
Brennpunkte gegenüber den heutigen stärkeren Mikroskopen durch- 
aus gegenstandlos ist. Durch solche Hilfsmittel wird die wirk- 
liche Leistungsfähigkeit des Mikroskops niemals erhöht werden; 
denn Alles, was sie bewirken können, ist bei richtiger Construction 
auch schon im Objectiv selbst zu erreichen, und Alles, was hier 
nicht zu erreichen ist oder in einer verfehlten Construction nicht 
erreicht worden ist, kann auch durch sie nicht geleistet werden. 
S. Ihren Abschluss findet die Analyse der Vollkommenheits- 
bedingungen in dem Nachweis des Einflusses, den die verschiedenen 
Bestandtheile/des Mikroskops auf die Qualität des Gesammteffects 
ausüben. Hier ergiebt sich nun vor Allem, dass die für die Cor- 
rectheit der Abbildung in der Mitte des Sehfeldes und damit für 
das mögliche Maximum der Leistung maassgebenden Factoren, näm- 
lich die chromatische und die sphärische Aberration in dem oben 
bezeichneten bestimmteren Sinne, allein in der Construction der 
Objective wurzeln und dass die Einrichtung der Oculare auf jene 
überhaupt keinen irgend merklichen Einfluss gewinnen kann; dass 
aber ferner auch alle sonstigen Abbildungsfehler, zu welchen das 
Oeular theilweise mitwirkt, doch nur insoweit die erreichbare Voll- 
kommenheit der Gesammtleistung begrenzen, als unvermeidliche 
