428 Dr. E. Abbe: 
Reste jener in der Wirkung des Objectivs, und zwar in demjenigen 
Theile derselben, der oben als specifische Focalwirkung bezeichnet 
wurde, übrig bleiben. Von groben Verstössen in der Construction 
natürlich abgesehen, kann der ganze Ocularapparat des Mikroskops, 
gegenüber den in der Focalwirkung des Objectivs begründeten Aber- 
rationen und Vergrösserungsanomalien praktisch als vollkommen 
fehlerfrei angesehen werden, und zwar in allen wesentlichen Punkten 
auch dann, wenn nur die einfachsten unter den bekannten Ocular- 
einrichtungen in Anwendung kommen. Hieraus folgt, dass die 
mögliche Höhe der Leistung beim Mikroskop allein 
in der Construction der Objective wurzelt und dass 
keine denkbare Vervollkommnung der Oculare sie im 
Geringsten beeinflussen kann; ferner aber, dass auch die 
besondern Umstände, unter welchen der Ocularapparat fungiren 
mag, namentlich die Art, wie die Vergrösserung durch die Länge 
des Tubus und die Stärke des Oculars bewirkt wird, innerhalb des 
praktisch in Betracht kommenden Spielraums vollkommen gleich- 
gültig bleiben, und — richtige Anpassung der ÖObjective an die ein- 
mal angenommenen Verhältnisse vorausgesetzt — die erreichbare 
Höhe der Leistung durchaus nicht berühren. Was in England zu 
Gunsten des langen Tubus vorgebracht wird, ist theoretisch ebenso 
unhaltbar, wie Dasjenige, was neuerdings — von Praszmowski — 
als Vortheil des kurzen Tubus hingestellt worden ist; wie sich denn 
diese vermeintlichen Unterschiede auch thatsächlich als nicht vor- 
handen ergeben, sobald man unter wirklich vergleichbaren Bedin- 
gungen sie beobachten will. Desgleichen lassen Theorie und accu- 
rate Experimente übereinstimmend Alles als reine Einbildung 
erkennen, was über die ausserordentlichen Leistungen dieser oder 
jener besondern Ocularconstruction berichtet wird — so weit es sich 
dabei um wirkliche Steigerung des optischen Vermögens, nicht etwa 
bloss um nebensächliche Vortheile (Grösse des Sehfeldes u. dergl.) 
handeln soll. 
Im Hinblick auf diese Resultate gewinnt die oben erwähnte 
Grenzbestimmung in Bezug auf Objeetiv- und Ocularfunction beim 
Mikroskop und das auf sie gegründete Zerlegungschema eine be- 
sondere Tragweite. Alle Abbildungsfehler, die überhaupt die Wir- 
kung beeinflussen, finden ihren vollständigen Ausdruck schon in der 
Beschaffenheit des unendlich entfernten virtuellen Bildes, welches 
das Objectiv, & la Lupenwirkung, vom Object erzeugt; diesem 
