434 Dr. E. Abbe: 
Theorie nachweisbare Abbildungsfehler mit ‘sehr einfachen Hilfs- 
mitteln am fertigen Instrument zu beobachten und daraufhin den 
Grad seiner Vollkommenheit zu bestimmen. — Die gewöhnlich em- 
pfohlenen Methoden zur Prüfung der sphärischen und der chroma- 
tischen Correction der Öbjective sind den thatsächlichen Verhält- 
nissen durchaus nicht gewachsen und weit davon entfernt, zu einer 
auch nur einigermaassen vollständigen Kenntniss jener Fehlerquellen 
an fertigen Instrumenten zu führen. Denn die durch jene Methoden 
sichtbar zu machenden Effecte der Abbildungsfehler sind nicht elemen- 
tare Wirkungen, sondern Gesammteffecte aus vielen verschieden- 
artigen Ursachen. Bei dem sehr ungleichen Gewicht, welches den 
einzelnen unter ihnen, nach ihrem Einfluss beim wirklichen Gebrauch 
des Mikroskops, zukommt, muss das Urtheil nach dem Totaleffect 
unter Umständen völlig fehlgreifen. Die zutreffende Würdigung eines 
Objectivs in Bezug auf seine Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit 
kann vielmehr — wenn sie überhaupt aufden Befund über die Abbil- 
dungsfehler gegründet werden soll — nur durch die Zerlegung der sicht- 
baren Abweichungen in ihre Bestandtheile und den Nachweis der 
sämmtlichen wirksamen Fehlerquellen im Einzelnen gewonnen werden. 
Da die Beschreibung der Prüfungsmethode, welche dieses leistet, 
nicht vollständig gegeben werden kann ohne eine specielle Discus- 
sion der sämmtlichen Abbildungsfehler und genaue Angaben über 
ihre Erscheinungsformen, so sei hier nur das Princip des Verfahrens 
im Allgemeinen bezeichnet. — Als Object dient dabei ein Präparat, 
welches nichts anderes als scharfe Grenzen zwischen vollkommen durch- 
sichtigen und ganz oder fast ganz undurchsichtigen Theilen inner- 
halb einer einzigen Ebene darbietet und keinerlei merkliche 
Ablenkungen an den hindurchtretenden Strahlen hervorbringt. Man 
erhält ein solches in einer für alle Zwecke ausreichenden Vollkom- 
menheit, indem man (mittelst der Theilmaschine) gröbere und feinere 
Liniengruppen in eine Silber- oder Goldschicht einritzt, wie man 
solche in einer Dicke, die nur einen kleinen Bruchtheil des Mikro- 
Mm. ausmacht, nach bekannten Methoden auf Glas niederschlagen 
kann ; Deckgläser von verschiedener, genau gemessener Stärke, auf 
ihren untern Flächen mit solchen Theilungen (10—50 Linien pro 
Mm.) versehen, werden nebeneinander mit Balsam auf einen Object- 
träger gekittet. Ein Präparat dieser Art dient für die stärksten 
wie für die schwächsten Objective. Zu seinem Gebrauch gehört der 
Beleuchtungsapparat, welcher in dem folgenden Aufsatze dieses 
