Beiträge zur Theorie des Mikroskops. 455 
Heftes beschrieben ist, oder irgend eine Vorrichtung, die gestattet, 
das Präparat von mehreren lichtstrahlenden Flächen aus gleich- 
zeitig zu beleuchten und den Verlauf der Strahlenbüschel, welche 
diese liefern, innerhalb des Oeffnungswinkels eines zu prüfenden 
Objectivs beliebig zu reguliren. Mit dem erwähnten Beleuchtungs- 
apparat wird dieser Zweck auf das einfachste erreicht, indem man 
Diaphragmen mit mehreren getrennten Oeffnungen — aus Carton- 
papier zugeschnitten — neben den gewöhnlichen Blendungen ver- 
wendet; unter Controle des Oeffnungsbildes in der oberen Focal- 
ebene des Objectivs kann man durch Blendungen mit passenden 
Ausschnitten bei Benutzung der Vorrichtungen zur Veränderung des 
Lichteinfalls ganz beliebige Theile des Oeffnungswinkels gleichzeitig 
in Thätigkeit setzen. 
Das Verfahren der Prüfung zielt darauf ab, das Zusammen- 
wirken der sämmtlichen Zonen der Objectivöffnung in der Mitte und 
am Rand des Sehfeldes zur Anschauung zu bringen und dabei den- 
noch die Bilder, welche sie einzeln gewähren, deutlich unterscheid- 
bar zu erhalten. Zu dem Zweck wird die Beleuchtung so regulirt, 
dass in den Spuren der eintretenden Strahlenkegel in der obern 
Focalebene alle Zonen der freien Oeffnung, jede aber nur durch 
einen schmalen Streifen, repräsentirt sind, während diese Spuren 
selbst möglichst weit von einander abstehen. Je nach der Grösse 
des Oeffnungswinkels werden zwei oder drei isolirte Strahlenbüschel 
verwandt. Sie werden so angeordnet, dass, wenn z. B. die Oeffnungs- 
fläche des Objeetivs 6 Mm. linearen Durchmesser besitzt, im ersteren 
Falle die —- nahezu kreisförmige — Spur des einen von der Mitte 
bis auf ca. 1,5 Mm. Abstand, die des andern auf der entgegen- 
gesetzten Seite von der Axe von 1,5 bis auf 3 Mm., d.h. bis 
zum Rand, sich erstreckt; im zweiten Falle aber der erste die Zone 
von der Axe aus bis zu 1 Mm. Abstand, der zweite die Zone zwi- 
schen 1 Mm. und 2 Mm. auf der entgegengesetzten Seite und der 
dritte die Randzone zwischen 2 und 3 Mm., wieder auf der Seite 
des ersten, in Thätigkeit setzt. Diese Anordnung giebt den em- 
pfindlichen Strahlengang, bei welchem alle Correetionsmängel 
am stärksten zur Geltung kommen, weil die verschiedenen Strahlen- 
kegel im Bilde unter möglichst grossen Winkeln zusammentreffen. 
— So viel isolirte Theile der Oefinungsfläche wirksam werden, so viel 
unterscheidbare Bilder erhält man von einer das Gesichtsfeld aus- 
füllenden Liniengruppe des Präparats. Bei einem in allen Stücken 
