Beiträge zur Theorie des Mikroskops. 459 
sondern müssen hinter und nebeneinander auftreten. Die Bestand- 
theile des Gesammtbildes kommen daher nicht zu correcter Ver- 
schmelzung, sondern werden vielmehr longitudinal und lateral gegen- 
einander verschoben. Die ein und derselben Stelle und ein und 
demselben Niveau des Objects zugehörigen Structurmerkmale, wie 
z. B. verschiedene Streifensysteme, erscheinen daher sowohl von 
einander getrennt, wie auch getrennt von den Contouren der Ob- 
jecttheile, zu denen sie gehören. — In Folge der Einseitigkeit, mit 
welcher in neuerer Zeit die Vervollkommnung des Mikroskops auf die 
Vergrösserung des Oeffnungswinkels gerichtet gewesen ist, sind die 
Bedingungen für derartige Abnormitäten, zumal für trügerische Ni- 
veaudifferenzen, bei neueren starken Öbjectiven zum Theil in der 
ausgiebigsten Weise vorhanden — wie zahlreiche Erfahrungen mich 
belehrt haben; und ich bin sicher, nicht fehlzugreifen, wenn ich die 
Meinung ausspreche, dass die Üonsequenzen dieser Sachlage in vielen 
Streitfragen der Mikrokospiker über verwickelte Structurverhältnisse 
eine unerwartet grosse Rolle spielen. 
Da Jeder als die oberste Anforderung, welche die Rücksicht 
auf den wissenschaftlichen Gebrauch an das Mikroskop stellt, die 
anerkennen wird, dass Zusammengehöriges im Object auch im Bild 
als Zusammengehöriges dargestellt werde, und zwar bei jeder Struc- 
tur und bei jeder Art der Beleuchtung, so folgt, dass die gleich- 
mässige Correction der sphärischen Abweichung für den ganzen 
Umfang der freien Oefinung die entscheidende Richtschnur bei der 
Construction der Mikroskope sein muss. Nun zeigt sich, wie unter 
(7) angeführt, dass beim Trockensystem eine gehörige Ausgleichung 
der sphär. Aberration über einen Oeffnungswinkel von 110° hinaus 
thatsächlich unmöglich wird; man gelangt daher zu dem Schlusse, 
dass ein Trockenobjectiv für den normalen wissenschaftlichen Ge- 
brauch um so weniger geeignet sein kann, je feinere Streifensysteime, 
über die jenem Oeffnungswinkel entsprechende Unterscheidungsgrenze 
hinaus — ca. 0,35u für schiefes Licht — es noch sichtbar macht. 
— Die möglichste Steigerung des Auflösungsvermögens kann ra- 
tioneller Weise nur beim Immersionsobjective als Ziel gesteckt wer- 
den, da allein die Immersion die Möglichkeit gewährt , ohne mit 
jener obersten Anforderung in Widerspruch zu kommen, den Oeff- 
nungswinkel beliebig (d. h. bis an die Grenze des technisch Aus- 
führbaren) zu vergrössern !). 
1) Die in dem neuen Catalog von C. Zeiss in Jena aufgeführten Mi- 
