Beiträge zur Theorie des Mikroskops. 465 
Zeichnung, welche — wie man im Oeffnungsbild beobachten kann 
— stets sehr lichtstarke Beugungsphänomene geben, weil eben nur 
die Interferenz intensiver Strahlen starke Contraste von Hell und 
Dunkel im mikroskopischen Bild hervorrufen kann. 
Für die schwächeren und mittleren Objective hat man in den 
Insecetenschuppen und den gröberen Diatomeen, welche die mikro- 
graphischen Handbücher aufführen, eine hinreichende Zahl passender 
Objecete zur Verfügung; für die starken Objective dagegen wird die 
Auswahl sehr beschränkt durch die Rücksicht auf die erstgenannte An- 
forderung'). Dem Oeffinungswinkel der Immersionssysteme entspricht, 
der Feinheit des Details nach, Pleur. ang. durchschnittlich am besten; 
es ist auch in der That noch für die schärfsten Nummern sehr gut 
brauchbar, wenn man von recht zarten Exemplaren Bruchstücke 
mit scharfen Bruchrändern verwendet und das Augenmerk nur auf 
die Beschaffenheit des Bildes dicht an einer solchen Randstelle 
richtet; die natürlichen Ränder bieten ebensowenig wie die Linien 
der Mittelrippe Garantie für Gleichheit des Niveaus. Zur Prüfung 
der stärkeren Trockensysteme können die gröberen Exemplare des- 
selben Objects, gleichfalls in Bruchstücken, noch benutzt werden, 
wiewohl die Zeichnung für einen Oeffnungswinkel von 100 Grad schon 
etwas zu fein ist. Ausserdem kann man zerbrochene Exemplare der 
feineren Schuppen von Hipparchia Jan., deren Querstreifen für 
80—90° Oefinungswinkel passen, auch für höhere Beträge desselben 
ohne Nachtheil verwenden. 
Meiner Erfahrung zufolge führt eine Untersuchung in dieser 
Art nach einiger Uebung zu einem sehr sichern Urtheil über die 
Vollkommenheit eines Linsensystems; wenigstens wird die Höhe des 
optischen Vermögens in seinen von der Grösse des Oeffnungswinkels 
unabhängigen Functionen sehr viel zutreffender eruirt als durch die 
getrennten Proben auf Begrenzungs- und Auflösungsvermögen je- 
mals geschehen kann. 
Was aber diese Methode nicht ergiebt — die absolute Grenze 
des physischen Unterscheidungsvermögens — kann durch blosse 
Messung des Oefinungswinkels ebenso gut wie durch direete Erpro- 
1) Die Nobert’sche Testplatte ist natürlich für diese Art der Prüfung 
ungeeignet, weil sie überhaupt kein Absorptions- oder Contourenbild, sondern 
ein reines Beugungsbild liefert und desshalb das wichtigste Moment für die 
Beurtheilung der Wirkung bei ihr hinwegfällt. 
