Ueber einen neuen Beleuchtungsapparat am 
Mikroskop. 
Von 
Dr. E. Abbe, 
ao. Professor in Jena. 
Hierzu ein Holzschnitt. 
Die in der vorigen Abhandlung unter (11) aufgestellten theo- 
retischen Sätze über die Beleuchtung mikroskopischer Objecte haben 
mich schon vor mehreren Jahren auf die Construction eines Illumi- 
nators geführt, der — in allen Theilen rein nach theoretischen Er- 
wägungen combinirt — durch seine den Consequenzen der Theorie 
durchaus entsprechende Leistung diese zugleich auf die einfachste 
Art praktisch bewährt. Ich habe ihn ursprünglich nur für meinen 
eigenen Gebrauch ausführen lassen und habe denselben vielfach zu 
den im vorigen Aufsatze beschriebenen Experimenten, namentlich 
aber zum Studium der Abbildungsfehler der Objective nach der in 
(10) erwähnten Methode benutzt. Da indess der Apparat durch Solche, 
die ihn bei mir gesehen, schon eine ziemliche Verbreitung unter 
praktischen Mikroskopikern gefunden hat!) und ich sonach annehmen 
darf, dass er auch für die gewöhnlichen Bedürfnisse der mikrosko- 
pischen Beobachtung unter Umständen von Nutzen sein kann, so 
erlaube ich mir, den Lesern dieses Archivs im Folgenden eine kurze 
Beschreibung desselben vorzulegen. 
Das Prinzip, auf welches der Apparat gegründet ist, kann am 
1) Von Herrn C. Zeiss in Jena ist die Vorrichtung unter die ständigen 
Artikel seiner Werkstatt aufgenommen; Nr. 24 des Katalogs von 1872. 
