Ueber einen neuen Beleuchtungsapparat am Mikroskop. 475 
eines grossen Mikroskop- 
objectivs mit dicker, mehr 
als halbkugeliger, plan- 
convexer Frontlinse, und 
ist in einerunde Messing- 
scheibe bb gefasst, mit 
der es von oben in den 
Tisch des Mikroskops ein- 
Te 
U 
u - 
zungonatul | | 
Dura >= n gepasst wird. Es bleibt, 
Inn 
wenn einmal zum Ge- 
brauch eingesetzt, ganz 
unbeweglich in der Axe 
des Instruments. Die 
nach oben gekehrte plane 
Fläche a der Frontlinse 
liegt dabei nur um eine 
Spur tiefer als die Ebene 
der Messingsscheibe bb, 
(*/; natürl. Grösse.) und da diese ihrerseits 
genau in die Tischebene zu liegen kommt, so erleidet letztere kei- 
nerlei Unterbrechung, abgesehen von einer schmalen und flachen, 
die Linsenfläche umgebenden Rinne. Die Brennweite der ganzen 
Linsen®mbination beträgt ca. 15 Mm.; erheblich grösser kann die- 
selbe — wiewohl solches an sich vortheilhaft wäre — nicht ge- 
nommen werden, ohne auf unbequeme Dimensionen zu kommen. 
Der obere Brennpunkt aber liegt nur ein paar Millimeter über der 
planen Fläche der Frontlinse. Wenn daher ein Objectträger mit 
dem Präparat auf den Tisch des Mikroskops gebracht wird, so 
kommt das Präparat von selbst nahe in den Brennpunkt zu liegen, 
wobei die Substanz des Objeetträgers, abgesehen von dem dünnen - 
Zwischenraum unter ihm, die Fortsetzung der obern Condensorlinse 
bildet. — Wenn es in einzelnen Fällen darauf ankommt, Lichtver- 
luste möglichst zu vermeiden, kann man jenen Zwischenraum noch 
durch einen Tropfen Wasser ausfüllen. 
Der Condensor ist unachromatisch, weil es für die beabsichtigte 
Wirkung absolut werthlos wäre, die als Lichtquelle dienende Wolke 
oder. dergl. scharf abbilden zu wollen; wie es auch durchaus gleich- 
gültig bleibt, ob das Bild genau im Niveau des Präparats oder etwas 
darunter oder darüber entsteht. Dagegen ist darauf Bedacht ge- 
