476 Dr. E. Abbe: 
nommen, ihm für den obern Brennpunkt einen möglichst grossen 
Oefinungswinkel zu geben. Er liefert — namentlich zum Zweck 
der Erzeugung lichtstarker positiver Bilder — noch Strahlen, welche 
in einer Wasserschicht bis nahe 60° gegen die Axe geneigt sind, 
welche also — da der Grenzwinkel der Totalreflexion für Wasser 
ca. 48° ist — aus einem Luftraum dem Präparat niemals zugeführt 
werden könnten. Sollen aber Strahlen von solcher Schiefe für 
irgend einen Zweck in Wirksamkeit treten, so darf natürlich das 
Präparat sich nicht in Luft befinden, wie auch der Zwischenraum 
unter dem Objeetträger nicht durch Luft, sondern durch Wasser 
ausgefüllt sein muss. 
Die Strahlen der primären Lichtquelle werden dem Condensor 
durch einen Planspiegel B, der nur um einen festen Punkt in der 
Axe des Instruments drehbar, nicht seitlich beweglich ist, zugeführt. 
Die Regulirung der Beleuchtung aber vermittelt ein besonderer 
Diaphragmenträger C einige Centimenter unter dem Tisch des Mi- 
kroskops zwischen Planspiegel und Condensor, nahe dem untern 
Brennpunkte des letztern. Die durch verschiedene Diaphragmen 
aus der gesammten disponibeln Lichtfläche ausgesonderten wirksamen 
Theile verhalten sich demnach, dem Object gegenüber, wie sehr 
entfernte aber entsprechend ausgedehnte leuchtende Flächen. — 
Um die Blendungen schnell und sicher wechseln zu können, ist der 
ganze Diaphragmenträger um einen seitlich stehenden Zapfen ce dreh- 
bar, lässt sich durch diese Drehung unter dem Tisch des Mikro- 
skops hervorbewegen, so dass er bequem zugänglich wird, und mit 
Einer Handbewegung wieder in die richtige centrale Stellung zurück- 
schlagen. Zur Aufnahme der Blendungen dient nicht dieser Träger 
unmittelbar, sondern eine aufihm drehbare und verschiebbare Scheibe 
d, deren Bewegung, nachdem das Diaphragma in eine Oeffnung in 
ihr eingelegt und der ganze Träger unter den Tisch zurückge- 
schlagen ist, alle Modificationen in der Richtung der einfallenden 
Lichtstrahlen ausführt. Drehung und Verschiebung werden gleich- 
zeitig mittelst eines unter dem Tisch hervortretenden Griffes mit 
ränderirtem Knopf e bewirkt; in der Art, dass dieser Griff, zwi- 
schen den Fingern um seine eigene Axe gedreht, durch Zahn und 
Trieb die Scheibe mit sammt der Blendung in radialer Richtung 
verschiebt, während die auf diese Weise excentrisch gestellte Dia- 
phragmenöffnung im Umfang von ca. 120° um die Axe des Mikro- 
skops herumgeführt werden kann, wenn der Griff als Hebel einer 
