Ueber einen neuen Beleuchtungsapparat am Mikroskop. 477 
horizontalen Drehung benutzt wird. — Die Mitte im Spielraum der 
radialen Verschiebung, die der Trieb gewährt, d. h. die centrale 
Stellung des einliegenden Diaphragmas, deutet sich dem Finger durch 
das Einspringen eines federnden Zahnes sicher an. — Der Knopf 
des Triebes dient zugleich als Handhabe für das Vor- und Zurück- 
schlagen des ganzen Trägers. 
Was zunächst die Benutzung des Apparates zur gewöhnlichen 
Beobachtung mit durchfallendem Licht anlangt, so dient ihr eine 
Anzahl kreisförmiger Scheiben von ca. 30 Mm. Durchmesser mit 
concentrischen Oeffnungen von 1—7 Mm. Weite. Bei centraler 
Stellung des Triebes gewähren sie, nach einander eingelegt, alle 
wünschenswerthen Abstufungen der gewöhnlichen geraden Beleuch- 
tung. Zwar wird dabei keine stetige Veränderung in der Oeffnung 
des einfallenden Lichtkegels, wie bei einer zurückziehbaren Cylinder- 
blendung, herbeigeführt; da indess ihre lichten Durchmesser ein- 
ander beliebig nahe liegen können, und wenn man sich an die paar 
Handgriffe gewöhnt hat, das Wechseln dieser Diaphragmen ausser- 
ordentlich schnell geschieht, so erscheint für den gewöhnlichen 
normalen Gebrauch des Mikroskops diese Einrichtung, ver- 
glichen mit dem Oberhäuser’schen Blendungsapparat, keineswegs im 
Nachtheil; zumal grade für die centrale Beleuchtung der Licht- 
verlust im Condensor unwahrnehmbar klein bleibt. — Der Ueber- 
gang vom geraden zu beliebig schiefem Licht erfolgt aber mit jeder 
Grösse des wirksamen Strahlenkegels bloss durch Handhabung des 
erwähnten Triebgriffes, ohne alle Nachhilfe am Spiegel; und zwar 
hat man es in der Gewalt, auf die angegebene Weise nicht nur die 
strahlende Fläche bis an die Grenze der freien Oeffnung der starken 
Objeetive aus der Axe zu entfernen, sondern zugleich auch — durch 
Drehung des excentrischen Diaphragmas im Azimuth — das schiefe 
Licht von jeder Seite her gegen das Object einfallen zu lassen; da- 
her denn bei dem beschriebenen Illuminator die Rotation des Mi- 
kroskops um seine Verticalaxe für diesen Zweck entbehrlich wird. 
— Die Regulirung der schiefen Beleuchtung wird auf diese Weise 
ausserordentlich leicht und sicher ausführbar; besonders hat man 
den Vortheil, von jeder Modification zu jeder andern nach Belieben 
übergehen zu können, ohne immer von Neuem nach dem richtigen 
Licht suchen zu müssen. Wenn der Spiegel einmal so eingestellt 
ist, dass der Condensor die volle Beleuchtung gewährt, so bleibt 
diese so lange bestehen, als die Lichtquelle sich nicht ändert. — 
M. Schultze, Archiv f. mikrosk. Anatomie, Bd. 9. 31 
